194 Carl Braun . 



II. /7. Selbst bei grossen Correctionen um 20 bis 40 pars beträgt die Unsicherheit nur einen Bruchtheil von 

 1 pars. 



Merkwürdig ist aber, wie diese »Wanderung« auch nach Jahren noch nicht zur Ruhe gekommen ist. 

 Seit April 1890, da ich zum erstenmal evacuirte, bis Anfang 1895 hat dieselbe beständig stattgefunden, so 

 dass dadurch nicht nur der Index ausserhalb der Scala gekommen wäre, sondern die ganze Länge der Scala 

 mehr als Qmal wäre durchlaufen worden. Und noch immer ist diese Wanderung zu bemerken, so dass ich, 

 wenn der Apparat einmal 2 bis 3 Monate ganz ruht, den Index X,, sicher bei 70;' finde, anstatt bei 60;;. 



5. Um die Massen M und die Kugeln m genau in die gleiche Höhe zu bringen, construirte ich 

 ein einfaches, aber zweckdienliches Kathetometer. An einer starken, mit drei klemmbaren Fussschrauben 

 versehenen metallenen Platte {z in Fig. 2) wurde ein kräftiges, ca. 50 cm langes Messingrohr (a) befestigt. 

 Auf diesem steckt mit strenger Reibung ein kurzes Rohr (b), mit einer randrirten Scheibe. Über diesem 

 steckt leicht drehbar ein längeres Rohr (r), an welchem die Visirvorrichtung befestigt ist. Diese besteht 

 aus einem reichlich 30 rw langen Rohr (/?), welches am Ocularende einen horizontalen Spalt und am 

 fernen Ende ein liegendes Fadenkreuz trägt, und dessen Horizontaütät durch eine gut justirte Libelle con- 

 trolirt und durch eine Schraube justirt werden kann. Auf c steht noch ein kurzes Rohr (d) mit einem 

 tiefen Einschnitt, an dessen sehr schräger Seitenfläche ein Indexstrich eingerissen ist. Die Scala befindet 

 sich an dem Rohr a. Dieses Instrument wird auf der sehr massiven Holzplanke (//,) von unten fest- 

 geschraubt, welche ihrerseits durch eine sehr starke Schraube von unten an den Stein F befestigt wird. 

 Da die Visuren nur auf kleine Distanzen (höchstens 60 cm) stattfinden, so kann bei mehrfach wiederholten 

 Messungen eine Genauigkeit bis auf 0-2 mm sicher erreicht werden, was hinreichend ist. 



Die Messungen geschahen nun so: Es wurden die Höhen gemessen 1° von einem normalen Null- 

 strich an der Wand, 2° vom oberen und unteren Rand der Massen. Daraus ergibt sich dann, ob die Mittel- 

 punkte in gleicher Höhe stehen, und nöthigenfalls kann leicht justirt werden. Solche Messungen können an 

 den Massen M und an den Schalen (p. 22 [206] zu jeder Zeit gemacht werden. Um aber auch die Kugeln m 

 leicht messen zu können, ohne die Glocke abzuheben, wurden noch zwei kleine Hilfsvorrichtungen auf 

 dem Glasteller aufgestellt, welche aus einem zu diesem genau senkrechten Spiegelstreifen mit aufliegender 

 Millimeterscala bestehen. Visirt man nun z. B. den oberen Rand einer Kugel so, dass dieser mit seinem 

 Spiegelbild coTncidirt, so gibt die Scala daneben sofort die Höhe dieses Randes über dem Glasteller an. 

 Ebenso wird mit dem unteren Rand verfahren, und mittelst des Kathetometers war diese Scala schon vor- 

 her mit dem Nullstrich an der Wand verglichen. Damit ist es dann leicht zu sehen, ob die Kugeln ;;/ in 

 der richtigen Höhe sich befinden. Und diese Messung ist unabhängig von der Strahlenbrechung an der 

 Glocke. Denn jene Visur, welche eine Kugel mit ihrem Spiegelbild verbindet, ist gänzlich unabhängig von 

 jener Refraction. Ich hielt diese Vorrichtung für nothwendig, weil ich befürchtete, der fast 1 Meter lange 

 feine Suspensionsdraht, welcher fast bis zur Festigkeitsgrenze belastet ist, könnte eine stärkere Dehnung 

 erleiden. Ich habe indess nie eine bemerkenswerthe Dehnung wahrnehmen können, wenigstens während 

 dieser späteren Jahre 1892 u. 1894. 



6. Um die Excentrici tat des Centraldrahtes gegen das Centrum Z der Zinkscheibe bestimmen zu 

 * können, dienten besondere V'orrichtungen. Zunächst wurde eine starke ca. 8cm breite Holzleiste {x in 



Fig. 2 u. 7) quer vor dem Apparat befestigt (mittelst sehr starker breiter Blechstreifen, welche zwischen 

 zwei Muttern der Fussschrauben festgeklemmt wurden). Auf dieser Leiste gleitet ähnlich einer Reiss- 

 schiene ein Stück _y aus starkem Zinkblech, in welchem ein zur Leiste senkrechtes Lineal (v in Fig. 7, 

 Taf. II) verschiebbar ist. Am hinteren Ende desselben sind einige Indexstriche (/, /', /") und ein zum 

 Visiren dienender Stift (e) angebracht, während am vorderen ein bogenförmiger Blechstreifen (n>) mit drei 

 Diopterspalten (n, n', n") aufgesteckt ist. Man kann hiemit leicht visiren, sowohl auf den Centraldraht (F), 

 als auf die Massen M (resp. auf Fäden mit Gewichten, welche statt der Massen eingehängt sind). Die 

 jedesmalige Stellung vonj' kann an einer aufs; angebrachten Scala abgelesen werden, und so ist es leicht, 

 sowohl jene Excentricität, als auch die Abstände der Massen vom Centrum Z (Ra~ ZA und Nn^z ZU) zu 



