(iravilatioiis-Cniislüitte, Masse und Dichte der Erde 



l',)5 



Fi^ 



bestimmen. (Um einen etwaigen, durch die Refraction am Glas entstehenden Fehler zu eliminiren, habe ich II. Z'. 

 noch eine andere hieven unabhängige Methode angewendet. Dieselbe ergab aber, dass ein solcher Fehler 

 nicht vorhanden war.) 



7. Die Bestimmung der Quer-Excentricität im Sinne vorne-hinten war schwieriger und ist ziem- 

 lich complicirt. Hiezu dienten die seitlichen Indexstriche / und /", welche durch einen auf e gesteckten 

 45°-Spiegel in gerade Visur gebracht wurden. Die Schiene y und v 

 wurde nun so verschoben, dass die Fäden, welche die Massen M ver- 

 treten, gerade an / oder /'' erschienen, und der Stand des Lineales v 

 an einer darauf mittelst einer Theilmaschine eingerissenen Scala ab- 

 gelesen. Ferner wurde an der Glocke rechts und links je eine Art 

 Fenster aus starkem Papier befestigt, welches (cf. Fig. 2) oben und 

 unten mit einer Scala innen und aussen versehen ist. Nun wurden 



mittelst der Schiene v die Nullstriche dieser Scalen ebenso gemessen, wie vorher die Fäden der Massen. 

 Damit ist bestimmt, um wie viel Millimeter die Mitte aus beiden Massen hinter der Mitte aus den beiden 

 Nullstrichen steht. Endlich wurden auch die Kugeln m mit den Papierscalen verglichen. Mittelst zweier 

 unter 45° imAzimuth gestellter Spiegel wurde durch die Öffnung eines Papierfensters und durch die Glocke 

 hindurch eine Tangente an beiden Kugeln visirt und der Stand der Visur an beiden Scalen notirt. In dieser 

 Weise konnte ermittelt werden, um wie viele Millimeter der Centraldraht hinter den beiden Nullstrichen 

 steht. Damit ist dann auch dessen Stellung in Bezug auf das Centrum Z bestimmt, was eben die Ouer- 

 Excentricität ist. 



Die Messungen ergaben, dass beide Excentricitäten leider viel grösser waren, als ich nach den sorg- 

 fältig gemachten Einstellungen erwarten konnte. Die Ursache hievon ist ohne Zweifel darin zu suchen 

 dass ich nach gemachter richtiger Einstellung die Muttern an den Fussschrauben zu fest anzog, wodurch 

 eine starke schiefe Klemmung entstanden sein wird. Es wurden deshalb ansehnliche Correctionen noth- 

 wendig. (v. inf. IV.) 



8. Aus diesen selben Messungen ergibt sich auch der »Azimuthaifeh 1er«, d. h. die Schiefe des 

 Armes ab gegen die Verbindungslinie AB der Massen. Es ist klar, dass aus den in 7. angeführten Mes- 

 sungen leicht gefunden werden kann, um wie viel a. die Verbindungslinie AB der Massen im Azimuth 

 abweicht von der Richtung der Holzschiene x; ebenso b. die Verbindungslinie der Nullstriche der Papier- 

 scalen von dieser Schiene; und endlich c. die Richtung ab des Armes von dieser Verbindungslinie. Daraus 

 ergibt sich leicht der Winkel, den ab mit AB macht. Da aber ab nie ganz in Ruhe ist, so muss gleich- 

 zeitig mit c auch durch die Lupe L (Fig. 2) der Stand des Indexkreuzes X„ an der Scala II abgelesen und 

 alles auf pars 60 reducirt werden. 



9. Als Normaluhr diente eine eigens angeschaffte Pendule, welche ganze (»reguläre«) Secunden 

 schlägt. Um den Gang derselben beständig in Evidenz zu halten, wurden sehr häufige Zeitbestimmungen 

 aus Sonnenhöhen ausgeführt. Hiezu diente ein kleiner Spiegelsextant mit Fernrohr und Ouecksilber- 

 horizont, an welchem direct einzelne Minuten abgelesen wurden, mit Schätzung auf V^ Minute. Jede Zeit- 

 bestimmung umfasste 4 bis 8 Höhenmessungen. Die Genauigkeit ist für den Zweck vollkommen ausrei- 

 chend, da die mittelst der Angaben des Nautical Almanac berechneten Resultate als auf 2 bis 3 Secunden 

 sicher angesehen werden können, worüber ich mir durch vielfache Wiederholungen Gewissheit verschaffte. 

 Da durchnittlich alle 8 bis 14 Tage eine Bestimmung gemacht wurde, so kann der Gang der Uhr als auf 

 ca. 1 Secunde genau bekannt angenommen werden, was für diese Untersuchungen hinreicht. 



10. Für diese Uhr beschaffte ich noch einen Chronographen, welchen mir die Herren Mayer und 

 Wolf in Wien in einfacher, aber solider Ausführung um ca. 95 fl. lieferten. An der Uhr brachte ich dann 

 noch einen elektrischen Contact an, nach der Construction, welche ich in den »Berichten von dem 

 erzbischöfl. Haynald'schen Observatorium,, (Münster, Aschendorff, 1886), S. 126 angegeben habe. Und 

 dazu machte ich auch die Hilfsvorrichtung, durch welche der 60. Punkt jeder Minute ausgelassen wird. 



25' 



