Ich land, dass der Contact leider den (-lang der Uhr alterirt, indem dieselbe bei eingeschaltetem Con- 

 tact um ca. '/^ Minute schneller geht, was auf unvollkommene technische Ausführung zurückzuführen ist. 

 Es blieb mir also nichts übrig, um einen constanten Gang zu haben, als den Contact immer eingeschaltet 

 zu lassen, hidess überzeugte ich mich, dass dadurch der Gang der Uhr nicht merklich unsicherer wird. 

 Nur einmal, Ende August 1894 zeigte der Gang der Uhr eine so übermässige Unregelmässigkeit, dass das 

 Resultat der Beobachtung vom 26. August als zu unsicher verworfen werden musste. 



11. Zum Evacuiren diente mir zuerst eine ordinäre Luftpumpe, wie sie Carre bei seinen Eis- 

 maschinen \'erwendet. .Später stellte ich eine viel bessere Quecksilber-Luftpumpe her (cf. Fig. 1, Taf. I 

 links und Taf. II, Fig. 4), mit welcher ich leicht ein Vacuum auf weniger als I ;;;/// erreichen konnte. Von 

 besonderer Wichtigkeit hiefür ist aber die Vortrefflichkeit des Recipienten selbst. Der Teller ist nämlich 

 nicht durchbrochen, sondern die Luft wird durch einen Glashahn am oberen Ende ausgesogen, so dass 

 das Vacuum nur von Glas umschlossen ist. Diesem Umstand ist es zu danken, dass das Vacuum mehrere 

 Jahre lang vollständig unverändert sich erhält. 



12. Noch eine nebensächliche rein technische Weck Vorrichtung stellte ich her. Die Beobachtungen 

 sind nämlich überaus lästig und langwierig; aber unerträglich wären sie, wenn man jedesmal 

 ca. S'/ä Stunden hindurch beständig gleichsam die Augen auf den Apparat gerichtet halten müsste. Denn 

 zwischen den einzelnen Durchgängen ist jedesmal eine Pause von 6 bis 8 Minuten, welche so vielmal 

 wiederholt, eine ansehnliche gänzlich verlorene Zeit ergeben würde. Und anderseits kann man diese Zeit- 

 abschnitte nicht für andere .Arbeiten verwenden, ohne zu riskiren, dass manche Durchgänge versäumt 

 würden. Wenn aber auch nur einer versäumt wii'd, ist die ganze Beobachtung gewöhnlich ganz verloren. 

 Ich habe also (cf. Fig. 1, Taf. I rechts) eine Art Zifferblatt construirt, welches durch die Kette des Chrono- 

 graphen in 10 Minuten einmal umgedreht wird. Auf demselben stehen die Zahlen 1 bis 10, und ein Dreh- 

 arm in der Richtung auf 10 gestattet das Zifferblatt beliebig zu drehen. Wenn dieser Dreharm an einer 

 metallenen Zunge vorbeigeht, schliesst er den .Strom für ein elektrisches Läutewerk. W'ill ich nun eine 

 freie Zeit z. B. von 7 Minuten anderweitig verwenden, so drehe ich die Scheibe so, dass 7 neben der Zunge 

 steht. Dann wird nach 7 Minuten das Läutewerk anfangen zu ertönen. Mit aller Ruhe kann inzwischen 

 etwas Anderes gearbeitet werden. Gerade vor Beginn des nächsten Durchganges wird man sicher durch 

 das Läutewerk aufmerksam gemacht, dass man wieder an das Ocular eilen muss. 



13. Unter der Glocke ist ein Thermometer und ein abgekürztes I^arometer an dem Tripod in 

 ca. 40 — IQ ein Höhe über dem Glasteller angebracht. Für diese ist in den Umhüllungen eine entsprechende 

 Öffnung gelassen, welche mit Glas geschlossen ist. In der Thüre befinden sich zwei kleine ebenfalls mit 

 Glas verschlossene Öffnungen, deren eine dient, um mittelst eines kleinen drehbaren .Spiegels Licht in den 

 Schrein zu leiten, während durch das andere die Instrumente beobachtet werden. So kann bei völlig geschlos- 

 senem Apparat die Temperatur und der Luftdruck unter der Glocke von aussen leicht abgelesen werden. 



c) Constanten des Apparates. 



1. Die Distanz AB der beiden Massen ^1/ wurde mittelst des oben (II. /'. l.j beschriebenen -opti- 

 schen Stangenzirkels« oftmals gemessen. Mit grosser Übereinstimmimg ergab sich ,4Z? = 41 • 7375 cv/; 

 +0-00123.(<° — 17° C.). Die Fehlergrenze ist sicher weit geringer als 0*005 mm. Der mittlere Halbmesser 

 ist also 7?= 20-86875 CA« dz 0-0002 cm. Aber die beiden Halbmesser .sind nicht gleich, was in der oben 

 (\\.b. 6.) beschriebenen Weise constatirt wurde. Es ist R^ oder /?^ = 20' 93775 cm; Rn oder 7?^,=: 20- 79975 cot, 

 wobei indess ein möglicher Fehler von etwa 0-005 c;» nicht ausgeschlossen ist. 



2. Die Distanz ab der beiden Kugeln ;;; wai- \or den Beobachtungen nur mittelst eines Stangenzii-- 

 kels gemessen worden, weil die genauere Vorrichtung (II. h. 2.) noch nicht hergestellt war. Erst zu 

 .Anfang 1895, nach Vollendung aller Beobachtungen, konnte die genaue Messung ausgeführt werden, und 

 zwar an dem mit den Kugeln belasteten .Arm, ohne dass dieser auch nur einen Moment aus der hangen- 



