190 Carl Braun, 



W.a. justiren zu können, so dass sowohl die beiden Kugeln in' und m" in gleicher Höhe hangen, als auch der 

 Spiegel in der Mitte genau vertical stehe, sind am oberen Theil der Axe des Armes zwei Streifen aus 

 ca. \^ 2iiim starkem Ebonit {£', E") angebracht. Indem man dieselben um die Centralschraube dreht, kann 

 man dem Arm ein beliebig starkes Übergewicht gegen ein beliebiges Azimüth hin geben, ohne dass durch 

 eine solche Justirung das Trägheitsmoment des Armes die geringste Änderung erlitte. 



In ca. 80 r;« Höhe über dem Stein ist eine sehr starke Holzplatte (H) auf drei in der Mauer einge- 

 gypsten Eisen festgeschraubt, welche den ganzen Schrein quer ausfüllt. In dieser ist concentrisch zur 

 Drehwage eine runde Öffnung ausgesägt von ca. 44 an Durchmesser, und darauf liegt eine grosse runde 

 Scheibe aus 6 mm starkem Zinkblech in Gestalt eines breiten Ringes von 52 cm äusserem und 31 cm 

 innerem Durchmesser. Dieselbe ist zwischen justirbaren Führungen (F in Fig. 4) leicht drehbar, und um 

 die Drehung zu erleichtern, ruht sie auf vier Frictionsrollen. Am Rand trägt sie eine Kreistheilung, welche 

 ich selbst mit einer Theilmaschine herstellte. Sie war für zwei Nonien entworfen und hätte dann eine 

 Genauigkeit bis auf 30" gewährt. Doch begnügte ich mich, weil die Arbeit zu gross wurde, mit einem vorne 

 angebrachten Nonius, womit ich eine Genauigkeit bis auf ca. 3' erreiche, was ich für ausreichend halte. 



An dieser Zinkscheibe nun hangen mittels V^ mm dicker Eisendrähte die beiden Massen, welche 

 durch ihre Anziehungskraft auf die kleinen Kugeln der Drehwage einwirken. Solcher Massen kamen zwei 

 Paare in Verwendung. Das erste ist aus Messing gegossen und das Gewicht ist 5159'0 «■ und respective 

 5090" 5^. Um aber die Fehler zu vermeiden, welche durch innere Hohlräume entstehen könnten, und auch 

 um schwerere Massen einwirken zu lassen, Hess ich zwei eiserne Hohlkugeln von ca. \\2 ntin äusserem 

 Durchmesser herstellen, welche ich im ausgepumpten Zustand mit Quecksilber füllte (cf. Taf. II, Fig. 6). 

 Dieselben wiegen im Mittel je 9- 15 ^^. Sie hangen an je zwei auf der Zinkscheibe aufliegenden, verschieb- 

 baren und fixirbaren Schlitten aus 6 mm starkem Zinkblech (I und II in Fig. 4). Dadurch kann die Distanz 

 der Massen nach Bedarf von 38 a» bis 43 cm justirt werden; und ebenso können beide Massen circular 

 verschoben und fixirt werden, so dass ihre Verbindungslinie genau durch das Centrum geht. Die Drähte, 

 welche die Massen tragen, sind nicht unmittelbar an die oberen Schlitten befestigt, sondern an diesen fest 

 ist zunächst ein ca. 6 cm langer breiter Streifen aus sehr dünnem Messingblech. Unter diesem ist eine 

 V'orrichtung angebracht, durch welche die Höhe der Massen mittelst Schrauben genau regulii't werden 

 kann. Daran ist dann der ca. 40 cm lange Draht befestigt, welcher unten einen soliden Doppelhaken (H) trägt, 

 in welchen die Massen eingehängt werden. 



Wird nun die richtig justirte Zinkscheibe auf das Azimuth := eingestellt, dann stehen die vier 

 Massen 71/', M", m', m" in einer geraden Linie (»Nullstellung«). Es gibt dann keine Ablenkung, wohl aber 

 eine Beschleunigung der Schwingungen. Wird aber die Scheibe schief gestellt, dann wirken die Massen 

 ablenkend auf den Arm mit den Kugeln ein. Beide Effecte können zur Berechnung von C verwendet 

 werden; und so können also mit demselben Apparat zwei verschiedene Methoden für die Bestimmung der 

 Gravitations-Constante ausgeführt werden (cf Abschnitt III). 



Da der Apparat überaus empfindlich ist, muss er mit der grössten Sorgfalt vor Temperatur- 

 schwankungen während der Beobachtungen geschützt werden, weil durch dieselben Luftströmungen 

 unter der Glocke entstehen würden. Zu diesem Zweck dient ausser der Glasglocke noch ein dieselbe 

 umhüllender Mantel aus Zeug und darüber eine aus einigen Stücken zusammengesetzte Hülle aus Blech, 

 wie es in Fig. 1, Taf. I angedeutet ist. Diese bietet ausserdem auch noch den Vortheil, dass etwaige 

 elektrische Einflüsse abgehalten werden. Endlich dient zu dem gleichen Zweck auch der Schrein, 

 welcher das Ganze umgibt. Derselbe ist mit »Bankeisen« an den Wänden befestigt, ohne irgend einen 

 Theil des Apparates zu berühren. Drei übereinander stehende Thüren (I, II, III, Fig. 2) schliessen denselben 

 vollständig. In der mittleren ist unten eine Lücke (Ö in Fig. 2), in welcher die vordersten Bestandtheile der 

 optischen Vorrichtungen ein wenig hervorragen, so dass während der Beobachtungen die Thüren selbst 

 geschlossen bleiben können. .Auch die Beobachtungslucke ist in geeigneter Weise mit Blech und Tuch 

 geschlossen, so dass auch da keine Luftströmung eindringen kann. Vor dieser Beobachtungsöffnung ist 

 ein kleiner Kasten aus Holz befestigt, welcher ausser der Zeit der Beobachtung geschlossen ist. Die 



