Gravi tat ioiis-Conslante, Masse iiiid Diciite der Erde. 213 



Nach dieser Vorbereitung wurde nun nach längerer Ruhe des freihängenden Drahtes so verfahren : IV 



A. Nachdem das histrument gut im magnetischen Meridian aufgestellt war (nach der vorher angege- 

 benen iMethode), wurde der Magnet mittelst einer feinen, bereits früher hergestellten Arretirvorrichtung 

 festgehalten, und so das Instrument um 30° gedreht. Dann erst wurde am Torsionskopf die Drehung um 

 478° thunlichst schnell ausgeführt, die Arretirung aufgehoben und sofort beobachtet. Drei aufeinander- 

 folgende Extremstellungen der kleinen Schwingungen reichten hin, um die Mittellage zu bestimmen, und 

 so konnte ich gewöhnlich schon 40 bis öO Secunden nach der Herstellung der Torsion eine Mittellage 

 niitiren. Danach wurde über eine Stunde lang beobachtet, indem möglichst viele Mittellagen aus je 3 oder 

 4 Extremstellungen ermittelt und zugleich mit der entsprechenden Zeit notirt wurden. Dabei wurde das 

 Instrument nicht berührt. (NB. Dies scheint mir entschieden besser als das Verfahren, welches Kohlrausch 

 befolgte, indem er durch Drehung des Instrumentes der Ablenkung beständig folgte und die Drehung 

 ablas. Doch konnte Kohlrausch wahrscheinlich nicht anders verfahren, weil er ein ganz anderes Instru- 

 ment — Sinus-Elektrometer — benützte.) 



B. Nachdem in dieser Weise so viel Zeit verflossen war, als hei den Gravitationsbeobachtungen die 

 erste Operation (A) dauert, d. h. ca. 65 Minuten, wurde der Magnet wieder arretirt und das Instrument im 

 Azimuth um 60° rückwärts gedreht, d. h. in das magnetische Azimuth := 30° auf der entgegengesetzten 

 Seite gebracht. Danach wurde der Torsionskopf um 2.478° =:9.')(r rasch gedreht, die Arretirung aufge- 

 hoben und sofort wieder beobachtet. 



C. Nachdem abermals ca. 67) Minuten verstrichen waren, win\ie der Magnet arretii't und das Instru. 

 ment wieder in das erste magnetische Azimuth = 30° gebracht, der Torsionskopf imi 97)6° zurückgedreht 

 die Arretirung ausgelöst und sogleich wieder beobachtet. 



D. Endlich nach nochmaligem Verlauf derselben Zeit wurde der Magnet wieder arretirt, das Instru- 

 ment um 30° zurück in die anfängliche Stellung, d. h. in den magnetischen Meridian gebracht, der Tor- 

 sionskopf um 478° zurückgedreht, die Arretirung aufgehoben und sofort beobachtet. 



Jede dieser vier Beobachtungen gab als nächstes Resultat eine Reihe von Mittellagen des abgelenkten 

 Magnetes, welche sich graphisch als Curve darstellte. Die Curven ^4, B, C in Taf. II bringen die elastische 

 Nachwirkung unter dem Einfluss einer aus der eigentlichen Ruhelage deflectirenden Kraft zur Anschauung 

 und die Curve D die Rückkehr des ganz frei gelassenen Magnetes aus der abgelenkten Stellung gegen 

 jene Ruhelage. Obgleich nun sorgfältig beobachtet wurde, alles bewegliche Eisen vermieden, und alle 

 Schlüssel, Brillen, Nickeluhrkette u. s. w. vorher entfernt wurden (NB. besonders störend erwies sich eine 

 Stahlbrille trotz ihres geringen Gewichtes, aber auch die Fensterladen, Thüren u. s. w. störten ganz erheb- 

 lich durch die daran befindlichen Riegel u. s. w., wenn sie nicht in constanter Siellung erhalten wurden), 

 zeigten doch diese Curven manche Unregelmässigkeiten. Um dieselben zu eliminiren, wurde jede Curve 

 4-, 5-, 6mal von neuem bestimmt und bei jeder ein wenig und nur ganz augenfällige Unregelmässig- 

 keiten graphisch verbessert, dann die Ordinaten. welche den Zeiten 1'", 2'"... 64'" entsprechen, numerisch 

 ausgedrückt und durch Rechnung zu den entsprechenden Mittelwerthen vereinigt. Diese Werthe endlich 

 ergaben die Ordinaten, welche für die Construction der definitiven Curven A, B, C, D verwendet wurden, 

 wie sie in Taf. II, Fig. 8 dargestellt sind. 



Um hierin einige Genauigkeit zu erreichen, ist durchaus noth wendig, dass die Variationen der Decli- 

 nation eliminirt werden. Ich fertigte zu diesem Zweck eigens ein kleines Declinometer an. Dasselbe ist auf 

 einem soliden, an der Mauer gut befestigten Consol ohne Eisen festgeschraubt. An einem ca. 60 cm langen 

 ungedrehten Seidenfaden hängt in vollkommen verschlossenem Kasten ein stärkerer Magnet von ca. 10 a;/ 

 Länge in einem mit Spiegel x-ersehenen Schiffchen, und gestattet ganz in derselben Weise, wie oben 

 beschrieben wurde, mittelst »Selbstrefiexion« die Beobachtung der Stellung des den täglichen Variationen 

 folgenden Magnetes. Von diesen Variationen wurden die Angaben des Hauptinstrumentes vorher befreit 

 (mit Berücksichtigung der Torsivkraft des Drahtes), ehe sie in Rechnung gezogen wurden. Streng genom- 

 men, hätten in gleicher Weise auch die Variationen der Intensität eliminirt werden sollen, doch ist der 



