Gravitiitions-CoiisUnitc. Masse niul Diclilc der Erde. 241 



weil ihre Intervalle 7,, sein sollten, nicht T^\ 2. für die elastische Nachwirkung wurde eine constante Ein- V. i;. 

 Wirkung vorausgesetzt, und nicht Rücksieht genommen auf die in Folge der Schwingungen eintretende perio- 

 dische Variabilität derselben; 8. bei derSummation W'.a. 15 geschah ein sehr kleines\'ersehen um OOO'd'Sdm; 

 4. bei den Correctionen für »m. med.« kamen mehrere Ungenauigkeiten vor. Diese Fehler wurden berich- 

 tigt, die letzteren Correctionen auch sämmtüch neu berechnet. Die verbesserte Correction für die elastische 

 Nachwirkung wurde angenähert = +24-889 dm gefunden, statt 25-128 dm. Nach diesen Berichtigungen 

 kamen die genaueren Werthe: 



1894 20. 7. Stell. I D:rz5-52929 



a. 1894 A; — 5 -52892 '±0-00 164 (m. F.). 

 Stell. 111. Z>j=i5-52651'±O-00180 (m. F.). 



ly Oscillationsbeobachtungen und Resultate. 



Für jede der folgenden Beobachtungen ist in Zeile 1 die Zeit der Mitte derselben und die mittlere 

 Maximal-Elongation (£) angegeben, ebenso der Gang der Kegulatoruhr (f,y, der Luftdruck (Ba) und die 

 Temperatur unter der Glocke, und die Mittellage (m) des Armes, resp. des mittleren Indexkreuzes gerade 

 vor der Beobachtung. Die folgenden drei Zeilen geben die beobachteten Antrittszeiten des Indexkreuzes 

 an den nebenstehenden Scalenstrichen. Dieselben sind einfach dem Beobachtungsjournal entnommen, 

 jedoch mit Weglassung der Minuten (cf. sup. III. a.) und mit sorgfältiger Reduction der Ankeruhrzeit auf 

 Regulatoruhr-Zeit (cf ibid. fin.). — Aus diesen Beobachtungsnotizen ergeben sich die Schwingungszeiten T 

 in der Weise wie es früher (1. c.) ausführlich erklärt wurde, und auch hier bei den zwei ersten Beobach- 

 tungssätzen angedeutet wird. Doch ist zu bemerken, dass die eigentlich entscheidenden Rechnungen auf 

 weit mehr Antritte als drei sich stützen, meist fünf oder sieben. Diese genaueren^ J sind auch hier ange- 

 geben als »M. V. 5« oder >-M. v. 7». Auch bei anderen Zahlen wurde bisweilen die genauere Hauptrech- 

 nung berücksichtigt, weil damit eine grössere Genauigkeit erreicht wird, als mit den wenigen hier ange- 

 führten Beobachtungsangaben. Indess sind solche kleine Differenzen nur geringe und nicht häufig. 



Nach den Mitteiwerthen für T ist noch eine Zeile notirt, in welcher jene »ausgeglichen- sind, d. h. 

 von der systematischen Differenz corrigirt, welche die Durchgänge 2, 4, 6... gegenüber den 3, 5... haben. 

 Bei allen diesen T ist die zugehörige Minute leicht zu suppliren, nämlich 20'" zu T^ und 21'" zu T^^ und 

 T;,. — Die Genauigkeit, bis zu welcher die Secunden angegeben sind (bis 0-001 und 0-0001 Secunde) 

 könnte illusorisch scheinen. Doch glaubte ich sie einhalten zu sollen, 1. weil daraus keinerlei Nachtheil 

 erwächst, und2.weil doch die auf so viele Zahlen sich stützenden Mittelwerthe im Durchschnitt eine solche 

 Genauigkeit besitzen, dass auch so kleine Bruchtheile nicht principiell vernachlässigt werden dürften. 



Die ausgeglichenen T waren ursprünglich für den Zweck bestimmt, um sie in Curven aufzutragen, 

 und damit den Verlauf der T so zu corrigiren, wie es für die Deflexionsbeobachtungen mit gutem Erfolg 

 durchgeführt wurde. Doch zeigte sich bald, dass hier nur selten eine gute Curve erreicht wurde, indem 

 die Genauigkeit der Beobachtungen für diesen Zweck bei der Oscillationsmethode nicht ausreicht, oder 

 die zufälligen Störungen die Absicht vereiteln (cf. Taf. III, Fig. 12). Die Zahlen können indess den Nutzen 



Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. LXIV.Bd. 31 



