Specti-ahlualylischc Studien über Dreifarbendruck. 635 



der da/Ai passenden Lichtfilter, sowie die Regelung dieser Eigenschaften zum Zwecke der Herstellung 

 guter Dreifarbendrucke schildern. 



Für diese Zwecke ist die vergleichende spectralanaly tische Untersuchung sowohl des Spectrums des 

 von den angewandten Druckfarben reflectirten Lichtes als die quantitative Bestimmung des Absorptions" 

 spectrums der Lichtfilter und endlich die spectrographische Prüfung der verwendeten farbenempfindlichen 

 Platten vorzunehmen. 



Quarzapparate ließ ich für diese Versuchsreihe absichtlich beiseite, weil meine praktischen 

 photographischen Controlversuche mit Glaslinsen angestellt wurden. Von der Verwendung des Gitter- 

 spectrographen sah ich gleichfalls ab, obschon ich die Arbeit damit begonnen hatte. > 



Da die Glasspectrographen für etwaige Wiederholung dieser Versuche viel leichter zu beschaffen sind 

 als Gitterspectrographen, anderseits aber die übersichtliche Verwendbarkeit des prismatischen Spectrums 

 für Zwecke des Dreifarbendruckes mehrfach in Zweifel gezogen wurde, was mir nicht berechtigt erschien, 

 hielt ich es im Interesse der Veraligemeinen.mg der spectrographischen Untersuchungsmethoden für 

 wünschenswert, die Beziehungen zwischen dem prismatischen Spectrum und dem Dreifarbendrucke 

 sicher zu stellen. 



Mein Glasspectrograph enthielt ein dreifaches Compoundprisma aus Glas (Steinheil-), während 

 mein Spectralapparat für die Vierordt'sche quantitative Spectralanalyse (Krüss) nur ein Glasprisma 

 besaß. 



Es erscheint von Interesse, die Reduction der Scalentheile der benützten Spectral- 

 apparate auf Wellenlängen in der üblichen Weise alsCurve darzustellen und den Verlauf dieser Curven 

 einerseits für den Krüss'schen Universal-Spectralapparat mit einem einfachen Glasprisma und anderseits 

 für spectrographische Zwecke vortheilhaften dreifachen Glascompoundprisma (Steinheil) zu vergleichen. 



Fig. 1 zeigt den etwas abweichenden Verlauf beider Curven ^ Obschon die verschiedenen Spectral- 

 regionen in etwas abweichendem Maße auseinandergezogen erscheinen, so blieben bei meinen folgenden 

 Arbeiten die Resultate doch stets völlig vergleichbar. 



Für die Aichung derartiger Spectralapparate auf Wellenlängen des Lichtes benützte ich im 

 Interesse der größeren Genauigkeit der Resultate weitaus mehr Linien deutlicher Normalspectren, als in 

 den Lehrbüchern in der Regel empfohlen werden. 



Außer den Fraunhofer'schen Linien bestimmte ich die Lage der Hauptlinien des Natriums und 

 Thalliums; das Magnesium-Funkenspectrum, das Spectrum der Lithiumflamme und des Lithiumfunkens 

 (Kohle mit Lithiumchlorid), endlich zog ich meine ursprünglich für Ultraviolett empfohlene Legierung von 

 Cadmium, Zink und Blei (Funkenspectrum)' heran und ergänzte diese mit dem Funkenspectrum des 

 Eisens. Die am ersten Blick ziemlich verworrenen, dicht nebeneinander stehenden Standards lassen sich 

 leicht entwirren, wenn man die Hauptlinien nach meinen Spectrumphotographien Nr. 1 Tafel II (helio- 

 graphische Tafel) identificiert. In diesem Spectrum ist auf einer farbenempfindlichen Platte das Flammen- 

 spectrum des Natriums durch die ganze Spectrumphotographie, im oberen Drittel das Funkenspectrum 

 einer Legierung gleicher Theile Cadmium, Blei und Zink, in den unteren zwei Dritteln Magnesium- und 

 Eisenfunkenspectren, welches letztere namentlich zur sicheren Bestimmung der Fraunhofer' sehen 

 Linien G (Fe, X = 4308) L (Fe, X=:3820), M (Fe, X = 3727) die besten Dienste leistet. 



1 Siehe meine Abhandlung »Sj-stcm der Sensitometrie photograph. Platten«. Sitzgsber. der l<ais.Akad. d.Wiss., math.-natLirw. 

 Cl., Bd. 108, Abth. IIa, November 1899. 



- Die genaue Beschreibung dieses Glasspectrographen mit Glas-Compoundprisma findet sich in der .'\bhandlung: Kderu. 

 Val enta, Über die verschiedenen Spectren des Quecksilbers. (Denksch. d. kais. Akad. d. Wissensch., Wien, Juli 18t)4.) 



3 Sie sind auf verschiedene Nullpunkte der Scala bezogen, deshalb weiter auseinanderliegend. 



* Siehe meine Abhandlung »Über die Verwendbarkeit der Funkenspectren verschiedener Metalle zur Bestimmung der Wellen- 

 länge im Ultravioletten«. (Denksch. d. kais. Akad. d. Wiss., Wien, December 1882.) 



