Magnetische Aufnahme von Bosnien und der Herzegovina. 51 



Instrumente. 



Die Expedition war mit folgenden Instrumenten ausgerüstet: 

 Astronomischer Theodolith •■Starke Lind Kämmerer Nr. 172 ' 

 Magnetischer Theodolith »Jones.« ' 

 Inclinatorium »Barrow« Nr. 50. 

 Taschenchronometer »Arway« Nr. 19. 

 Taschenchronometer »Klumak« Nr. 4485. 



Der astronomische Theodolith, welcher zu den Zeit- und Azimuthbestimmungen diente, gestattet am 

 Horizontal- und am Höhenkreis eine Nonienablesung auf 10". Das Fernrohr ist ein Knierohr mit 36 mm 

 Objectivöffnung. — Ein sehr einfacher und handlicher Apparat bewirkt das Herausheben und Umdrehen 

 des Fernrohres zur Eliminirung des Collimationsfehlers. Am Ocularstutzen des Fernrohres ist eine Faden- 

 platte mit 3 Höhen- und 5 .Azimuthaifäden angebracht. 



Der magnetische Theodolith stammt aus England und wurde vom Mechaniker Fritsch in Wien um- 

 gearbeitet. Selbst für sehr scharfe Beobachtungen und zur Bestimmung der Constanten der Schwingungs- 

 magnete eingerichtet ist dieses Instrument in Folge seines verhältnissmässig geringen Gewichtes und der 

 einfachen Manipulationen heim Aufstellen und Beobachten als Reiseinstrument sehr gut geeignet. Der 

 Horizontalkreis ermöglicht eine Nonienablesung auf 30" (Schätzung auf 15"). Die massive Alhidadenplatte 

 steht in directer Verbindung mit dem Magnetgehäuse, welches aus hartem Holz erzeugt ist und die 

 gläsernen Suspensionsrohre trägt. --Es traten zwei Suspensionsrohre in Verwendung, nämlich eines von 

 60 cm Länge mit einem Coconfaden für die Declinations- und Ablenkungsbeobachtungen und eines von 

 50 cm Länge mit einem Bündel von vier Fäden für die Bestimmung der Schwingungsdauer. 



Das Fernrohr besitzt eine Objectivöffnung von 15-5 ;;/;;/. Auf der Oberseite des Ocularstutzens ist ein 

 Prisma zur Beleuchtung der Magnetspiegel eingesetzt, während ein Ocularfaden das Gesichtsfeld halbirt. 

 Die Ablenkungsschiene ist in Centimeter getheilt und wird durch zwei Schraubenstifte auf der Alhidaden- 

 platte befestigt. Der auf der Schiene verschiebbare Träger des .Schwingungsmagnetes ist mit einem Holz- 

 kästchen umschlossen. Die Declinations-, Torsions- und Ablenkungsnadeln sind Spiegelmagnete, während 

 die röhrenförmigen Schwin^ungsmagnete mit Collimatoren (Glasplatte mit eingeritzter Scala und Linse) 

 ausgerüstet sind. 



Das Inclinatorium Barrow Nr. 50 wurde zu Anfang 1892 einer eingehenden Rectificirung und Prüfung 

 in England unterzogen. - - Die Einrichtung des Inclinatoriums zeigt keine wesentliche Abweichung von 

 den Instrumenten änderer Observatorien. Zur Bestimmung der Inclination dienten die Nadeln I und II. 



Constantenbestimmung. 



Vor Antritt der Reise wurde am k. u. k. hydrographischen Amte in Pola eine vollständige Neu- 

 bestimmung der Constanten der Schwingungsmagnete durchgeführt, da eine Änderung der 1889 und 1890 

 abgeleiteten Werthe wahrscheinlich erschien, was sich auch durch die Ergebnisse dieser Bestimmungen 

 bestätigte. 



A Temper aturscoe ff icient. 



Für jeden Magnet wurden vier Serien von Bestimmungen gemacht, und zwar zwei Serien bei hohen 

 und zwei Serien bei tiefen Temperaturen. 



1 Es sind dies dieselben Instrumente, mit welchen lssy und 1SD0 Messungen an der Küste der Adria ausgeführt wurden 



7* 



