Die verschiedenen Spectren des Quecksilbers. 



429 



Linien« Lockyer's. 1 Ferner ist die Erscheinung des ziemlieh unvermittelten Aufblitzens des linien- 

 reichsten Spectrums (siehe die Abbildung Fig. 8 der heliographirten Tafel) bei hochgradig gesteigerter 

 Stärke des Flaschenfunkens und gleichzeitigem Erhitzen der Capillare, besonders das Auftauchen zahl- 

 reicher neuer Hauptlinien, welche früher nicht oder kaum sichtbar waren, und mancher Doppellinien an 

 Stelle von einfachen Linien, eine derartige, dass sie zu Lockyer's Theorie der Dissociation der Elemente 

 passen würde, wenn man überhaupt die Zerlegbarkeit unserer Elemente in die Discussion ziehen will. 



A n h a n ir. 



Beschreibung des lichtstarken Glasspectrographen zur Photographie der weniger brechbaren 



Strahlen. 



Zur Untersuchung der ultravioletten Strahlen bedienten wir uns eines OuarzspectrograDhen, wie selber 

 bereits früher beschrieben wurde. Bei derartigen Apparaten ist die Dispersion im weniger brechbaren Theile 

 des Spectrums eine geringe und deshalb die erzielte Genauigkeit bei Bestimmung der Wellenlängen in 

 diesen Bezirken eine massige. Zur besseren Auflösung, namentlich im Blauviolett und am Beginne des 

 Ultraviolett benöthigten wir einen gut definirenden lichtstarken Spectrographen, weil gerade diese Bezirke 

 häufig weniger genau studirt sind, als das stärker brechbare Ultraviolett, wie dies z. B. beim Cadmium der 

 Fall ist, wo zwischen den Beobachtungen Thalen's und den photographischen Untersuchungen im Ultra- 

 violett von Hartley und Adeney sich eine merkliche Lücke bezüglich des Funkenspectrums findet. Wir 

 hatten anfangs die Absicht, mit einem Spectrographen und einem Wernike'schen Prisma (Zimmtsäureäther) 

 zu arbeiten, aber eine halbjährige Versuchsreihe zeigte die Unverlässlichkeit dieses Flüssigkeitsprismas zu 

 spectroskospischen Zwecken, denn die fortwährenden Verschiebungen der Linien sind störend. Wenngleich 

 dieser Fehler weniger stark als bei Schwefelkohlenstoffprismen auftritt, mit welchen Hasselberg, wenn 

 auch nur durch einige Zeit arbeitete, so konnten wir uns dennoch nicht zur definitiven Anwendung solcher 

 Prismen entschliessen. Deshalb griffen wir zu Glasprismen, deren Gläser von Dr. Steinheil in München 

 mit Rücksicht auf unsere Untersuchungen »über Absorption verschiedener Glassorten im Ultra- 

 violett« 2 ausgewählt worden waren. Es war dies 

 ein Compound-Prisma, das eine Ablenkung von 

 64° 7' für F und eine Zerstreuung von 2° 19' 30" 

 von Fbis G hatte. Fig. 3 zeigt die Anordnung des 

 Stein heil'schen Prismas. Dasselbe besteht aus 

 einem Flintglas-Prisma mit einem brechenden Win- 

 kel von 94° 32' 20", welches zwischen zwei conträr 

 stehenden Crownglas-Prismen eingeschlossen ist, 

 deren Winkel 18° 30' betragen. Die beiden Crown- 

 glas-Prismen sind aus demselben Glase vom Bre- 

 chungsexponenten n D = 1-51159 hergestellt, während der Brechungsexponent des Flint: ///, == 1 -65082 

 ist. Dieses Prisma zeigte eine sehr gute Definition und wurde mittelst nicht achromatisirter einfacher Col- 

 limator- und Objectiv-Crownglaslinsen als Spectrograph construirt, welche Construction Herr Eugen v. 

 Gothard in Hereny (Ungarn) in vorzüglicher Weise ausführte. 



Dieser Apparat erwies sich als sehr leistungsfähig und übertraf einen anderen Glasspectrographen mit 

 3 Prismen (Flintglas) und einem aplanatischen Doppelobjectiv von circa 60 cm Locus, indem er sich nicht 

 nur als lichtstärker, sondern auch weitaus freier an innerer Lichtreflexion erwies. Natürlich muss die ( Kassette. 



Steinheil's Compound-Prisma. 



i Vcrgl. Kayscr, Spectralanalyse. Berlin lss:',, S. 203. 

 - Denkschriften der kais. Akademie d. Wissensch. isui 



