Die verschiedenen Spectren des Quecksilbers. 403 



weil das Quecksilberspectrum ein nie fehlender Begleiter der Spectren verdünnter Gase ist, 1 wenn die 

 Röhren in der gebräuchlichen Weise mittelst der Quecksilberluftpumpe evaeuirt worden sind. 2 Sind daher 

 die imVacuum möglicherweise auftretenden Quecksilberspectren nicht genau bekannt, so sind irrthümliche 

 Linienbestimmungen oder Verwechslungen beim Arbeiten mit verdünnten Gasen in Geisslerröhren schwer 

 zu vermeiden. 



Auch Metalle, welche im Vacuum destillirt werden, 3 zeigen öfter Spuren von Quecksilber, wie wir 

 gelegentlich unserer Untersuchungen über das Spectrum von Kalium und Natrium gezeigt haben; es tritt 

 daher oft an den Spectroskopiker die Frage heran, welche Linien des Quecksilberspectrums wohl als Neben- 

 erscheinungen zu berücksichtigen sind. 



Ein Vorversuch, welchen wir mittels evaeuirten Quecksilberröhren machten, zeigte uns die Unmöglich- 

 keit, sich an der Hand der vorhandenen Angaben zu Orientiren, denn es trat von dem Hg-Haupttriplet, 

 welches Hartley und Adeney zu Anfang des Ultraviolett führen (X = 3662, 3654, 3632) die stärkste 

 Quecksilberlinie (X = 3632) nicht auf, dagegen eine intensive Hauptlinie bei X = 3650, welche bisher nur 

 von Kayser und Runge im Bogenspectrum beobachtet worden war. Es war somit unentschieden, ob das 

 Bogen- oder Funkenspectrum für das Vacuumspectrum mehr Giltigkeit habe oder ob bei Hartley und 

 Adeney's (sonst sehr verlässlichen) Angaben ein Irrthum unterlaufen sei, wie es sich allerdings schliess- 

 lich herausstellte. Eine Vergleichung der bis jetzt vorliegenden Quecksilberlinien unter verschiedenen Druck- 

 verhältnissen zeigte uns, dass die Versuche der genannten Spectroskopiker unter zu ungleichartigen Ver- 

 hältnissen angestellt worden sind, um directe vergleichbar zu sein und weitere Schlussfolgerungen daran 

 knüpfen zu können. 



Über die Existenz von verschiedenen Quecksilberspectren: Linien- und Bandenspectrum. 



Unsere Untersuchungen erstreckten sich auf das Verhalten des Quecksilberspectrums bei verschiedenen 

 Temperaturen und Druckverhältnissen; wir haben das Funken-, Bogenspectrum, sowie das Spectrum des 

 Quecksilbers in Vacuumröhren in dieselben einbezogen. Hiebei erweiterten wir die Kenntnis des Linien- 

 spectrums, welches bisher augenscheinlich nur im unvollkommen entwickelten Zustande beobachtet 

 worden war und entdeckten ein neues Bandenspectrum des Quecksilbers, welches letztere um so 

 interessanter ist. als dadurch der Nachweis erbracht wurde, dass der Quecksilberdampf der Analogie mit 

 anderen Gasspectren folgt, wie z. B. demjenigen des Wasserstoffes, des Stickstoffes etc., bei denen ja gleich- 

 falls ein Linien- und ein Bandenspectrum beobachtet wurde. 



Das Linienspectrum des Quecksilbers tritt in verschiedenen Stadien der Vollständigkeit im 

 Bogenlicht, im Funken zwischen Quecksilberelektroden bei Atmosphärendruck, in Vacuumröhren bei 

 gewöhnlicher Temperatur unter dem Einflüsse des Inductionsfunkens mit und ohne Flaschen, sowie im 

 Quecksilberdampf von 3 bis über 1000 mm Druck (bei 100 bis über 400° C.) im Flaschenfunken auf. Das 

 Bandenspectrum dagegen erscheint nur unter ganz bestimmten Bedingungen vollkommen ausgebildet 

 nämlich, wenn man den Funken einer kräftigen tnductionsrolle (ohne Flaschen) durch Vacuumröhren 

 schlagen lässt, in denen sich ein Tropfen Quecksilbers befindet und welche während des Versuches ein- 

 seitig erhitzt werden, so dass das Quecksilber abdestillirt. Die Dämpfe entweichen durch die Capillare in 



1 Z.B. zeigen Wasserstoffröhren, welche mittelst einer Quecksilberluftpumpe mit Wasserstoff bei einigen Millimetern Druck 

 gefüllt worden sind, manchmal im ultravioletten Theile des Spectrums ziemlich viele Linien im Inductionsfunken , welche aber 

 nichts anderes als Quecksilberlinien sind. 



- Sehr lange Glasröhren, welche man eventuell abkühlt, verhindern nicht das Übertreten von Spuren Quecksilbers in die eva- 

 euirten Geisslerröhren. Schwefelstückchen, welche Hg binden sollen, und darauffolgende Kupferstreifen, wie selbe öfters empfohlen 

 wurden, sind unsichere Hilfsmittel, weil nach V. Schumann sich .SO._, -Spuren bilden können. Goldplättchen selbst sind als 

 Absorptionsmittel für Hg nicht völlig wirksam: am besten eignet sich nach V. Schumann Platinmohr, welcher vorher gut aus- 

 geglüht wurde. 



:! Siehe Eder und Valenta, Spectrum von Kalium. Natrium und Cadmium hei verschiedenen Temperaturen. ls;i4. (Denkschr. 

 d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien.) 



51 * 



