Wassergehull der Wolken. 119 



5. Versuch. 



V — 60/ 

 P= \- 8957 g 



t ^ 24-0° C. (Mittel ans 7.') Ablesungen) 

 /i = 22- 124 

 /— /' = 



G — 9-47 «•. 



6. Versuch. 



t; = 60/ 

 P= 2-1171^ 



/ — 30-70° C. (.Mittel aus 100 Ablesungen) 

 /= 30-307 

 G — '^-^lg. 



Der Wert des sechsten Versuches ist sicherlich noch zu klein, da durch einen Missgriff bereits 

 gebrauchte Höhren genommen wurden, die wohl nicht die ganze Wassermenge absorbieren konnten. 



Ich hofle, mit den vorhergehenden Versuchen gezeigt zu haben, dass die .\spirationsmethode in 

 dieser Form nicht zum Ziele fijhren kann, da die mit derselben erzielten Resultate von Factoren abhängen, 

 die mit dem Wassergehalt nichts zu thun haben, und es nothwendig ist dieselbe so umzugestalten, dass 

 die Sauggeschwindiggkeit gegen die Geschwindigkeit der Flüssigkeitstheilchen groß wird. 



Das naheliegendste wäre es wohl gewesen, die Wolke in einen Cylinder durch rasches Zurück- 

 ziehen eines gut eingeschliffenen Kolbens mittels Zahnrädertriebes (wie bei Luftpumpen) einzusaugen. 

 Vielleicht könnte man an der Saugöffnung des Cylinders direct eine Trockenröhre von großer 

 Öffnung anbringen. Der ganze Apparat, auf einem transportablen Stativ aufmontiert, stellte dann wohl die 

 einfachste und am leichtesten ausführbare Methode vor, den Gehalt an flüssigem Wasser zu bestimmen. 

 Der beschriebene Apparat hat jedoch zwei große Fehler: Schwierigkeit der Ausführung und große Kost- 

 spieligkeit. 



Daher wurde der Apparat nicht in dieser compendiösen Form hergestellt, sondern getheilt. Ein 

 Glasballon wird evacuiert, durch das Öffnen eines weiten Hahnes lässt man die Wolkenluft hineinstürzen, 

 und schließlich bringt man durch Durchsaugen trockener Luft das Wasser aus dem Glasballon in Chlor- 

 calcium-Röhren. 



Die Herstellung einer solchen zu diesem Zwecke geeigneten Flasche ist ungemein einfach. Man 

 sprengt von einer dickwandigen Glasflasche einen Theil des Halses ab und ersetzt denselben durch eine 

 Kappe iif (siehe Fig. 1) aus starkem Messingblech. Dieselbe trägt 2 Ansatzröhren U'' und w aus gleichem 

 Materiale. w reicht in die Flasche hinein und wird durch einen Kautschukschlauch s bis auf den Boden 

 der Flasche verlängert. In W ist ein Glashahn mit 10 m;;/ Öffnungsdurchmesser, in rv einer mit '1mm 

 lichter Weite eingekittet. 



Der Versuch wird nun in folgender Weise ausgeführt. Um die Flasche zu evacuieren, wird der Hahn /z 

 mit einer Luftpumpe, der Hahn H mit einem Manometer verbunden; nach dem Auspumpen wird das 

 Manometer und ein Barometer abgelesen, um über den Druck in der Flasche Kenntnis zu erhalten. Hierauf 

 werden beide Hähne geschlossen, die Schlauchverbindungen mit Pumpe und Manometer gelöst und die 



'Nach den Hann-.li;linek'sohcn Tafeln; alle folgenden .Angaben über üunstdruck und Gewicht des gasförmigen Wassers 

 sind diesen Tafeln entnommen. 



Ib* 



