120 



Victor Conrad, 



Flasche in die Wolke gebracht. Nun wird die Temperatur abgelesen und zugleich der Hahn H geöffnet, 

 durch den die Wolkenluft in circa 1-5 Secunden hineinstürzt, hierauf wird der Hahn geschlossen. Um 

 nun das Wasser herauszubekommen, wird // mit einer Trockenflasche, die mit Chlorcalcium gefüllt ist^ 

 H mit den vorher gewogenen Chlorcalcium-Röhren verbunden. Durch das ganze System wird dann 

 mittels einer Wasserstrahlpumpe oder eines Aspirators Luft durchgesaugt. Dieselbe kommt, in der Trocken- 

 flasche vollkommen trocken geworden, in die Flasche, in der sich die Wolkenluft befindet, nimmt 

 daselbst alle Flüssigkeit auf und muss sie in den Chlorcalciumröhren wieder abgeben; die üewichts- 

 zunahme derselben gibt daher den gesammten Wassergehalt der Wolkenluft vom Volumen der Flasche. 



Die Wirkung der Trockenflasche wurde dadurch erprobt, dass ich dieselbe direct mit drei hinter- 

 einander geschalteten Chlorcalciumröhren verband und 25 Stunden hindurch continuierlich Luft durch- 

 leitete. Die Röhre, in die der Luftstrom eintrat, zeigte nach dem Versuche eine Gewichtsabnahme 

 von \-?>mg, die zweite eine Zunahme um 1-2 mg, wähi'end die dritte Röhre bis auf eine vernachlässig- 

 bare Differenz constant blieb. Daraus folgt, dass die Trockenflasche vollkommen gut functionierte. Auch 

 die Dichtungen der ganzen Versuchsanordnung und der Flasche speciell wurden öfters geprüft und 

 genügend gut befunden. Bei einer Evacuation auf 20 mm stieg der Druck in der Flasche innerhalb 

 15 Stunden um 14 mm. 



Zur Controle der ersten Methode habe ich noch eine zweite verwendet, die in dem einfachen luft- 

 dichten Abschließen eines bestimmten Volums Wolkenluft besteht. Hiezu bediente ich mich einer Glas- 

 glocke (siehe Fig. 2), die in einem offenen Halsstück endet und durch einen doppelt gebohrten Kaut- 



Fig. 1. 



Flu 



Vi' 



L 



L 



schukstöpsel verschlossen werden kann. In die beiden Bohrungen sind die Glashähne // und //' ein- 

 gesetzt, von denen die Röhre des einen durch einen Kautschukschlauch 5 bis auf die Glasplatte P ver- 

 längert wird, die die weite Öffnung der Glocke abschließt. Um den Versuch mit der Glocke durch- 

 zuführen, muss diese sowohl wie die Glasplatte so weit erwärmt werden, bis man die Sicherheit hat, 

 dass sich an Glocke und Platte kein Wasser condensieren kann. Für die Untersuchung natürlicher 

 Wolken ist die gewöhnliche Zimmertemperatur wohl immer zureichend; um in der Dampfwolke die 

 Condensation zu verhüten, wurde die Glocke mittels einer Glühlampe, die Platte mit einem Bunsen- 

 brenner auf 70 — 80° C. erwärmt. Ist dieses geschehen, so hält man die Glocke mit ihrer weiten Öffnung 

 dem Dampfstrahle (dem Winde) entgegen, und wenn die Dampfwolke (der Nebel) die Glocke gleichmäßig 

 durchströmt, wird möglichst gleichzeitig der Stöpsel eingesetzt und die vorher noch mit Unschlitt 

 gefettete Glasplatte vorgeschoben und aufgerieben. Es ist nun die Glocke mit Wolkenluft gefüllt und man 

 verfährt jetzt genau so wie bei der Flasche, um die Feuchtigkeit in die Chlorcalciumröhren zu bringen 



