2G8 ■/■ Pirclier, 



.1. AI. Peniter auf dem Meteorologencongresse in St. Petersburg 1S09 wieder angeregt und einer eingehen- 

 den Untersuchung empfohlen worden. Auf Grund dieser Anregung wurde die folgende Untersuchung 

 unternommen: sie soll im Widerstreite der Meinungen eine objective .^ntvvort auf die wiederaufgeworfene 

 Frage geben. 



Bereits 1644 bemerl<te Mersenne den Einfluss der Feuchtigkeit auf ein Darmsaiteninstrument; später 

 wurden Hanfschnüre, Granen des Hafers, die Haut des Frosches, Fischbein, der Hygrometerstein von 

 Lowitz u. s, w. 7Air Bestimmung der Feuchtigkeit der Luft verwendet. Mit Recht sagt nun Kämtz:' »Es 

 ist kein Verdienst um die Wissenschaft, neue Instrumente anzugeben, deren Sprache niemand kennt 

 und Beobachtungen mitzutheilen, welche niemand benutzen kann; es ist ein weit größeres Verdienst 

 Messungen mit Instrumenten anzustellen, deren Angaben constant sind und welche sich im Laufe der 

 Zeiten nicht ändern, ein Vorwurf, von welchem selbst das Haarhygrometer nicht freizusprechen ist«. 



De Saussure- fand nämlich 50 Jahre vorher im entfetteten menschlichen Haare eine Substanz, die 

 mehr als jede andere fähig ist, die Feuchtigkeit der Luft anzugeben und ihren Veränderungen zu folgen. 

 Trotz verschiedener Hindernisse und der Einwürfe seiner Zeitgenossen, setzte er die Untersuchung seines 

 Haarhygrometers fort, bis er zu dem für uns sehr wichtigen Resultate gelangte, dass von verschiedenen 

 Dämpfen nur der Wasserdampf der Luft auf das Hygrometer einen Einfluss ausübe. Sind auch seine 

 Untersuchungen nicht in allen Punkten dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft entsprechend, so 

 gebürt de Saussure vor allem das Verdienst, die Physiker auf das Studium des Wasserdampfes, speciell 

 des in der atmosphärischen Luft enthaltenen und der Bestimmung desselben geführt zu haben. Die Ver- 

 änderung, die das menschliche Haar bei zunehmender Feuchtigkeit erfährt, besteht in einer Verlängerung 

 desselben; letztere misst nun de Saussure dadurch, dass er das eine Ende des Haares, nur in dessen 

 Richtung verstellbar, befestigt, das andere Ende aber über eine Rolle von kleinem Durchmesser schlingt; 

 die Achse der letzteren trägt einen Zeiger, der auf einer in 100 gleiche Theile getheilten Scala die verschie- 

 denen Grade der Feuchtigkeit angibt, im Falle absoluter Trockenheit, 100 im Falle größter Feuchtigkeit, 

 d. h. in mit Wasserdampf gesättigter Luft; ersteren erhält er durch Einführung eines mit Salpeter und 

 Weinstein überzogenen, erhitzten Eisenbleches, in einen mittels einer Glasglocke abgesperrten Raum, in 

 welchem sich das Hygrometer befindet, letzteren im selben Räume, durch Einführung einer Schale mit 

 Wasser. Der Gang seiner Untersuchung ist ganz correct, auch heute kann das Hygrometer^vvohl nicht 

 in anderer Weise untersucht werden, mit Ausnahme der Forderung 6'' seiner Aufzählung der Eigen- 

 schaften eines guten Haarhygrometers, die hei der gleichtheiligen Scala seines Instrumentes nicht erfüllt 

 werden kann. Wir werden später noch einmal Gelegenheit finden, auf seine Untersuchungen zurückzu- 

 kommen. 



Nach de Saussure beschäftigten sich viele Physiker mit der Frage der Verwendbarkeit der Haar- 

 hj'grometer, so Ludick^ der die Construction durch Verwendung eines Hebels an Stelle der Rolle zu 

 verbessern sucht und Vergleichungen des Haar- mit dem .Steinhygrometer'' anstellt, wobei sich eine minder 

 gute Übereinstimmung herausstellte. Auch mit dem von Leslie" erfundenen Hygrometer wurde das 

 Haarhygrometer verglichen, namentlich von Boeckmann', auch hier sind die Differenzen zwischen 

 den Angaben der beiden Instrumente sehr groß, allein der Vergleich zweier Leslie' scher Hygrometer 



1 Kämtz, Lehrbuch der Meteorologie. Halle 1831, Bd. I, S. 330. 



2 De Saussure, Essais sur l'hygrometrie. Deutsch von Titius, Leipzig 1874. 



3 Ibid., pag. 70. 



■1 Gilbert, Annalen der Physik und Chemie, Bd. I, S. 20. 



s Der von Lowitz in Astrachan gefundene Schiefer hat die Eigenschaft. Jen Wasserdampf der Luft stark zu absorbieren, 

 u. zw. nach Maßgabe der relativen Feuchtigkeit der Luft. 



" Leslie, Beschreibung eines Hygrometers, welches aufrichtigeren Grundsätzen als alle bisherigen beruht. Gilberts Annalen 

 der Physik, Bd. V. 1800. 



■^ Boeckmann, Gleichzeitige Beobachtungen der Hygrometer von Leslie, Saussurc und de Luc. Gilberts .Annalen der 

 Physik, XV, S. 239. 



