l'ber Haarhygrometer. 269 



führt zu noch größeren Unterschieden. Später untersuchten namentlich Babinet, Gay-Lussac, Prinsep, 

 Biüt und Regnault die Haarhygrometer. Babinet^ schlägt vor, die Verlängerung und Verkürzung des 

 Hiiares mittels einer Mikrometerschraube zu messen, wie dies im Observatorium in Montsouris noch jetzt 

 geschieht, Gay-Lussac- und Prinsep' fanden durch ihre Versuche zunächst, dass die Ausdehnung 

 des Haares der relativen Feuchtigkeit nicht einfach pr portional, die Scala von de Saussure also unrichtig 

 sei, und bestimmten dann auf experimentellem Wege eine Frocentscala, Gay-Lussac bei der Temperatur 

 von 10°, Prinsep bei einer Temperatur von 30°. Die Übereinstimmung der von beiden gefundenen Werte 

 ist auch nicht ganz zufriedenstellend, namentlich bei kleineren Feuchtigkeitsgraden, trotzdem werden bei 

 der Construction der Scala fast durchwegs die Gay-Lussac'schen Zahlen verwendet. Biof) gibt einen 

 mathematischen Ausdruck für die Abhängigkeit der Verlängerung des Haares von der relativen Feuchtig- 

 keit der Luft, derselbe stimmt im allgemeinen mit dem später von Klinkerfuess^ aufgestellten überein. 



Dem Psychrometer gegenüber konnte aber das Haarhygrometer nicht mehr seinen Platz behaupten. 

 Regnault unternahm es zu wiederholtenmalen das Hanrhygrometer vor gänzlicher Abschaffung zu 

 bewahren, so sagt er u. a. i" »-Unter allen Hygrometern, welche auf dem Gebrauche hygroskopischer Sub- 

 stanzen beruhen, ist das Haarhygrometer von de Saussure das beste und dauerhafteste, dasselbe kann 

 genaue Angaben liefern, wenn man die von mir be.schriebene specielle Art der Graduierung anwendet und 

 die Vorsicht gebraucht, von Zeit zu Zeit zu prüfen, ob der Apparat keine Störung erfahren hat«; schließich 

 kommt er aber zu folgendem Resultate': »Es ist zu wünschen, dass die Beobachter einem Instrumente 

 gänzlich entsagen, auf dessen guten Zustand sie niemals rechnen können«. 



Erst in Wolf** trat wieder ein Vertheidiger der Haarhygrometer auf, indem er vergleichende Beob- 

 achtungen zwischen Psychrometer und Haarhygrometer anst-.Uen ließ und die Ergebnisse dem Meteoro- 

 logencongresse zu Wien 1873 vorlegte. Auf diesem Congresse war es Wild, der die Verwendung der 

 Haarhygrometer empfahl, insbesondere auf Grund der guten Erfahrungen, die an den russischen Beob- 

 achtungsstationen (die meisten derselben waren bereits im Jahre 1870 mit Haarhygrometern ausgerüstet 

 worden) mit diesen Instrumenten namentlich im Winter erzielt wurden. Die diesbezüglichen auf 13jährige 

 Beobachtungen beruhenden Resultate, wurden von Bergmann'' verarbeitet. 



Um dieselbe Zeit machte auch Koppe'" Vergleiche mit dem P.sychrometer und vervollkommte die 

 Construction derselben. Außer der Untersuchung von Martens^', die sich aber mehr auf die der Con- 

 struction bezieht, sind noch die von Galle'- und in neuester Zeit von Tro wbridge'-'' ausgeführten zu 

 nennen. 



1 Babinet, Kastn. Archiv, III, S. 452. 



2 Gay-Lussac, siehe Kämtz Lehrbuch der Meteorologie, Bd. I, 335. 



'' Prinsep, Zeitschrift für Physik und Mathematik-, II, S. 29. Siehe auch Kämtz Lehrbuch der Meteorologie. 



I Biot, Traite de physique. 



■'' Klink er fuess, Das Bifilarhygroineter. 



'■ Regnault, Etüde sur Thygrometrie. Comptes rendus, t. XX. Ann. de Chim. et de Physik, 3. ser., t. XV. 



'' Regnault, Etüde sur l'hygrometrie (deuxieme memoire). Comptes rendus XXX\', p. 930. Poggendorls .Annalen, Md. 88, 

 1853, pag. 422. 



^ Wolf, Psychrometer oder Haarhygrometer? Zürich 1872. 



9 Bergmann. Über die Zuverlässigkeit der Haarhygrometer. Wilds Repertorium der Meteoroloige, Bd. IX, Nr. 3. 



1" K. Koppe, Die .Messung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, mit besonderer Berücksichtigung des neuen l'roccnthygromctors 

 mit Justiervorrichtung. 



II Martens, Die Haarhygrometer von Lambrecht. Centralzeitung für Optik und .Mechanik, Bd. III. 



13 G al 1 e, Über die von Hottinger & Co. in Zürich verfertigten Haarhygrometer und eine längere Reihe vergleichender Beobach- 

 tungen an solchen auf der Sternwarte in Breslau. Ergebnisse meteorologischer Beobachtungen im Jahre 1882. Veröffentlicht vom 

 königl. meteorologischen Institute. Berlin 1883. 



1-1 Trowhridge the use of the hair hygrometer. Science 189(5. II, p. 02. 



Denkschritten der m.uhem.-nalvM'w. C.l. LXXIII. Hd, Hf, 



