f'lwr Haarhygrometer. 273 



Würden diese beiden Constructionen mit einander verbunden, so wäre es möglich, die Amplitude 

 und ebenso den Stand des Zeigers zu regulieren. 



Die Construction der Scala ist hier sehr einfach, man hat nur die Länge des Scalensectors zu 

 bestimmen, dieselbe auf dem Liniensysteme der Fig. 1 so aufzutragen, dass der eine Endpunkt auf die 

 Linie 0, der andere auf die Linie 100 fällt und die erhaltenen Abschnitte auf dem Sector aufzutragen. 



Wie sich später zeigen wird, ist auch die Verwendung eines Haares und die Anordnung des Gestelles, 

 welches der Luft freien Zutritt gestattet, als zweckentsprechend hervorzuheben. 



Nachdem durch die Versuche von Gay-Lussac festgestellt war, dass eine gleichmäßige Theilung 

 der Hygrometerscala niciit zulässig sei, machte sich das Bestreben geltend, den Mechanismus in solcher 

 Weise einzurichten, dass die Theilung der Scala doch gleichförmig gemacht werden kann. Zu nennen sind 

 hier hauptsächlich das Bifilarhygrometer von Klinkerfues und das Hygrometer von Schubert. 



Klmkerfues hängt das Haar bitilar auf, ähnlich d-T Gauss' sehen Aufhängung der Magnete, und 

 scheint gar nicht die Absicht gehabt zu haben, damit eine gleichmäßige Sealentheilung zu erhalten. ^ Nach 

 seiner Berechnung stimmt die verwendete gleichtheilige Scala gut mit der Gay-Lussac'schen Tabelle, 

 die Abweichungen betragen im Maximum l-3"/(„ was einer hinlänglich großen Genauigkeit entspricht. 

 Über die Justiervorrichtung sind keine Angaben gemacht, so dass dieselbe auch nicht besprochen werden 

 kann. Eine Fehlerquelle dürfte vielleicht in der Verwendung von Seidenfäden liegen, da dieselben zwar 

 nicht in gleichem Maße wie die Haare, aber immerhin selbst hygroskopisch sind, wie bereits Parrof- 

 bemerkt hat. 



Das Haarhygrometer von Schubert in seiner ersten Form^ ist nichts anderes als ein Saussure'sches, 

 mit dem Unterschiede, dass der Ausschlag des Zeigers durch eine Zahnradübersetzung vergrößert wird. In 

 seiner zweiten Form, bei welcher Schubert fälschlich eine gleichtheilige Scala benützt, fällt es fast mit 

 dein gleich zu beschreibenden Hygrometer von Lambrecht zusammen, nur fehlt ihm die von Lambrecht 

 angebrachte doppelte Justiervorrichtung. 



Auch Lambrecht hat bereits verschiedene Hatirhygrometer construiert, wovon ein jetzt nicht mehr 

 gebrauchtes von Martens-^ hinsichtlich der Constructiondetails eingehend untersucht wurde und dessen 

 Princip \-on Richard in Paris zur Construction der Hygrographen benützt wird. .Auf einem horizontal 

 gespannten Haarstrang liegt ein kurzer Hebel, dessen Achse, dem Strang selbst parallel, den Zeiger zur 

 .Angabe der relativen Feuchtigkeit trägt. Ferner ein zweites, bei welchem Lambrecht ähnlich wie 

 Schubert einen kurzen Hebel verwendet, dessen Achse den Zeiger trägt. An diesem Hebel ist das eine Ende 

 des Haarbündels, u. zw. so befestigt, dass die Hebellänge mittels einer Differentialschraube variiert werden 

 kann, gleichzeitig dient der Hebel als Gewicht zur Spannung des Haarbündels. Da das obere Ende des 

 Bündels mittels einer Schraube, u. zw in der Richtung desselben verstellt werden kann, ist bei diesem 

 Instrumente eine doppelte Justierung möglich. Der Zeigerausschlag ist 90°, Lambrecht hatte ursprünglich 

 auch eine gleichtheilige Scala angenommen, ist später aber wieder davon abgegangen. Die Construction 

 der Scala ist hier noch einfacher als bei dem Instrumente von Koppe. Wird nämlich das eine Ende des 

 Haares befestigt, so kann sich das andere Ende in gespanntem Zustande auf einer Kugeltläche bewegen, da es 

 aber an einem Hebel befestigt ist, auf einem Kreise; der geometrische Ort des Haarendes ist also für die 

 verschiedenen Längen, die es vermöge der Feuchtigkeit annimmt, ein System concentrischer Kreise, und 

 da der Hebel im Verhältnis der Länge des Haares sehr klein ist, ein System paralleler Geraden; in der 

 Fig. 2 sind dieselben für die Verlängerungen des Haares ^ gegeben, welche der Veränderung der relativen 



1 W. Kliiikorfucs, Theorie des Bilil.irhygrometers mil gleichthciligei- l'rocciitsciUa. Göttingen 1875. 

 '- A. und H. Pariot, Gilberts .'\nnalen der Physik, Bd. 55, S. 167. 

 •' Siehe Wolpert, Die Luft und die Methoden der Hygrometric. Beiiin 1898, S. 305. 



1 A. Martcns, Über die Haarhygrometer von Lambrecht in Götlingen. Cenlralzeitung lür Optik und .Mechanik, 111. S. 181, 

 220, 253, 278. 



" Damit das Haar die in der Zeichnung angenommene X'erlängeruiig erl'ahien sollte, müsste es eine Länge von 40 in besitzen. 



