276 



J. Pircher, 



Mittelpunkt Ü2 constriiierte die dritte. Es zeigt sich dal^ei. dass wohl die Scalentheile von 3<) bis 60 in 

 guter Übereinstimmung sind, die übrigen aber um ungefähr 3"/,, \-ün einander abweichen, wenn der Punkt 

 100 und auch übereinstimmen. 



Nun kann man wohl vermuthen, dass Lambrecht auf die veränderliche Belastung Rücksicht 

 genommen hat; es musste jetzt auch der Einfluss der Belastung des Haares untersucht werden. 



Diese Frage ist für beide Instrumente, sowohl das Lambrecht'sche als Koppe'sche, wenn letzteres 

 durch eine Feder gespannt wird, von Wichtigkeit. F^eim Lambrecht'schen Instrumente wird nämlich das 

 Haar durch den Hebel, an welchem es befestigt ist, gespannt. Dieser Hebel macht nun, wenn das Hygro- 

 meter von trockener in gesättigte Luft gebracht wird, einen Winkel von 90°, infolgedessen finden sich 

 Stellen, an welchen das Haar nur halb so stark belastet ist, als an anderen. Wenn nun die Belastung 

 des Haares eine Verlängerung desselben her\orruft, und sei es auch, dass die Amplitude nicht verändert 

 wird, sondern für alle verschiedenen Feuchtigkeiten eine constante Verlängerung des Haares ein- 

 tritt, so kann doch eine nach der Gay-Lussac' sehen Tabelle construierte Scala immerhin unrichtig 

 werden. 



Bei der großen Elasticität des Haares ist sicher, dass eine Spannungsänderung auch eine Verände- 

 rung der Haarlänge hervorrufen wird, und es handelt sich nun darimi, zu untersuchen, ob auch die Ampli- 

 tude dadurch geändert wird und in welcher Weise die Scala corrigiert werden muss, damit das Hygro- 

 meter trotz dieses Umstandes richtige Werte liefert. ^ 



Um das Gewichtchen, welches das Haar spannt, beliebig ändern zu können, wurde statt desselben 

 ein kleines Schälchen von 0' 1 g Gewicht angehängt, in welches eine beliebige Anzahl vorher abgewogener 

 Schrottkügelchen gelegt werden konnten. Die Veränderungen wurden dann an zwei Punkten, nämlich bei 

 der gerade herrschenden Feuchtigkeit des Zimmers und in gesättigtem Räume, bestimmt. Es wurde 

 zunächst mit dem Schälchen allein der Versuch gemacht und dann der Reihe nach 1, 2, 3. . . Kügelchen 

 aufgelegt. 



Es zeigte sich nun gleich die folgende eigenthümliche Erscheinung; Wurde das Haar durch ein 

 größeres Gewicht belastet, so veränderte sich die Stellung des Zeigers nicht immer, wurde aber das 

 Hj'grometer in gesättigte Luft gebracht imd aus derselben wieder in die frühere, so wurde bei Vergrößerung 

 des Gewichtes eine größere Feuchtigkeit angezeigt. 



Da ein Hygrometer von Koppe verwendet wurde, bei welchem das obere Ende des Haares über 

 eine Rolle geschlungen ist, musste von einer Justierung des Instiumentes beim Auflegen eines anderen 

 Gewichtes abgesehen werden, infolgedessen aber die Größe der Amplitude nicht in .Scalentheilen abgelesen, 

 sondern dieselben auf Bogengrade oder irgend ein gleichtheiliges Maß reduciert werden. Damit ferner eine 

 allfällige Veränderung der Feuchtigkeit des Zimmers keinen Einfluss auf die Resultate habe, wurde ein 

 zweites Hygrometer aufgestellt und die Angaben des zu untersuchenden Instrtimentes corrigiert. 



Die Einstellungsgeschwindigkeit war bei allen Versuchen fast genau dieselbe, u. zw. stellte 

 sich der Zeiger im gesättigten Räume in 2 Minuten auf 100, während er zur umgekehrten Bewegung 

 3 Minuten brauchte. Die Versuche wurden immer zweimal gemacht. Ferner möge bemerkt werden, 

 dass der Zeiger selbst keinen Einfluss auf die Belastung des Haares hatte, da die Achse durch seinen 

 Schwerpunkt gieng. 



Schale 



1 k'iigül 



Kugeln I 3 Kugeln 



4 Kugeln [ t> Kugeln j 6 Kugeln 



.1 



Veränderung des .Anlangstandes 

 Veränderung des Endstandes . 

 Amplitude 



'4-5 



2-5 



2 • 2 



14'0 



5-S 



4-0 



i4'o 



7?2 



5-0 

 ■3-5 



8?2 



T I 

 ' j ' 5 



9-5 

 8 3 



9-9 



lOO 



14-0 



' Heim Hygrometer von Hermann und Pfister ist diese l"elilerL|uclle au.sgesclilossen. 



