130 



V. Conrad. 



und der optischen. Erstererc v\-urdc zum erstenmal im Jalire 1746 von Chr. C.lottlieb Kratzenstein ' 

 angewendet, und zwar, auf künstliche, durch Entspannung feuchter Luft erzeugte Tröpfchen. Er findet 

 einen Dinx-hmesser von 26 [i. In neuerer Zeit haben R. Assmann- und Dines-^ nati^irliche Nebeltropfen 

 mit dem Mikroskope untersucht. Assmann findet Durchmesser von 6 |j. — 17 ja, Dines von 16[j. — 127jj,. 

 Diese Methode ist allerdings ungenau, bietet aber den Vortheil, dass sie bei Tage anwendbar ist. Da sie 

 aber von einer Person ohnehin nicht gleichzeitig mit der Wassergehaltsmessung ausgeführt werden 

 kann — was ja von großem Werte wäre — habe ich ganz von ihr abgesehen und die optische, die 

 Messung der Lichthöfe, ausgeführt. 



Kämtz' stellt in dem III. Bande seines Lehrbuches der Meteorologie 92 Beobachtungen über die 

 Größe der Höfe um Sonne und Mond und die aus denselben folgenden Tröpfchendurchmesser zusammen. 

 Als Mittelwert ergibt sich für den Durchmesser 23-2 [j,. Neuere Beobachtungen ergeben gleichfalls eine 

 Tropfengröße in der Größenordnung von 20 [a. 



Um die Messungen auch ohne Mondlicht vornehmen und dadiu'ch die Tröpfchengröße im Nebel 

 selbst bestimmen zu können, habe ich eine Acetylenlaterne verwendet, die i^echt schöne Höfe erzeugte. Als 

 Messinstrument wurde ein 2 m langer Maßstab M (siehe Fig. 5) verwendet, an dessen einem Ende eine 

 kleine Messingplatte V mit Visierloch angebracht ist. Auf dem Lineal ist ein hölzernes Querstück Q 

 verschiebbar, das auf der Oberseite ein starkes Messingblech P trägt. Das letztere ist mit den in der Fig. 5 

 angedeuteten Bohrungen versehen, in die Eisenstifte als Visierkorne gesteckt werden können. Nach der 

 Einstellung wird das Ouerstück mittels der Schraube S fi.xiert. 



Fig. 5. 



Das In.strument-' wurde in folgender Weise zur Mesung der Höfe verwendet: Über das mittlere 

 Visierkorn wird auf die (ziemlich punktförmige) Lichtquelle, über zwei symmetrisch eingesetzte Visier- 

 korne auf den Rand des Lichtkreises visiert; d. h. das Ouerstück muss solange (womöglich von einer 

 zweiten Person) verschoben werden, bis die Visierlinien die Peripherie des rothen Saumes treffen. Hierauf 

 wird das Querstück fixiert und seine Entfernung vom Visierloche an dem Maßstabe abgelesen. Die 

 Entfernung eines seitlichen Visierkornes von dem mittleren dividiert durch die Entfernung des Quer- 

 stückes vom Visierloche ergibt direct die Tangente des Ringhalbmessers. Zur Controle ändert man die 

 Entfernung der seitlichen Visierkorne vom mittleren und erhält so eine neue Einstellung, die dieselbe 

 Tangente ergeben muss. 



' Ch. G. KratzeiistL'in. .\bhandl. von dem .Aul'steigen d. Dämpfe und Dünste. U. .\ull. Halle 174li. Die Einsicht in 

 diese seltene .Schrift verdanke ich dem gütigen Entgegenkommen von Herrn Geh. Rath He 11 mann in lierlin. 

 ■- Mikroskopische Beobachtung der Wolkenelemente auf dem Broken. — D. Met. Zeitschrift II, 41—47. 

 ■^ Größe der Neheltheilchen. Zeitsch. für Met., 1880, 37.Ö. 

 4 Kämtz. Lehrbuch der Met., 111, S. 99, Halle 1836. 

 ■' Das Hagenbach-Bischoff'sche Stecknadel-Instrument ^s. Müllers Lehibuch, S. 4J8) .scheint ungenauer zu arbeiten. 



