ÜBER DIE HAARHYGROMETER 



VON 



D^^ J. P IRC HER. 



Mit 4 Textfigiircii. 



(VORGELEGT IN DER SITZUNG AM 4. JULI 1901.) 



Unter den verschiedenen Methoden zur Bestimmung der relativen Feuchtigl<eit der Luft, der 

 chemischen, der volumetrischen, der hygroskopischen, spectrosl<opischen, Condensationsmethode und der so 

 wenig beachteten adiahatischen Ausdehnungsmethode, hat das Psychrometer unbestritten den ersten Platz 

 eingenommen, zwar nicht deshalb, weil das Psychrometer richtige Angaben liefert, sondern wegen der 

 Kinfachheit der Verwendung (mit Hilfe von Tafeln) und weil eine mathematische Theorie die Richtigkeit 

 seiner Angaben außer Zweifel setzen soll. ^ 



Abgesehen davon, dass die Psychrometerformel im Laufe der Zeiten die mannigfachsten Abände- 

 rungen erfahren hat, ist es eine offene Thatsache, dass das Psychrometer bei Temperaturen unter 0° C. 

 unverlässliche Angaben liefert, dass ferner die Windgeschwindigkeit und der Luftdruck einen Eintluss 

 haben, der 10 — lö% relativer Feuchtigkeit betragen kann. 



Nun sind die angeführten Alethoden zur Bestimmung der relativen Feuchtigkeit und des Dampf- 

 druckes, mit Ausnahme derjenigen, die auf der h3'groskopischen Veränderung einiger Substanzen beruht 

 für die Praxis, respective für die meteorologischen Beobachtungsstationen nicht verwendbar, sei es nun 

 wegen der Anschaffungskosten oder wegen der Umständlichkeit, die jede derartige Bestimmung erfordert 

 (die Terminablesung würde dadurch um wenigstens eine Viertelstunde verspätet gemacht werden), oder 

 deshalb weil von vielen Beobachtern eine derartige Bestimmung nicht verlangt werden kann. Nur das 

 Aspirationspsychrometer von Assmann kommt diesbezüglich in Frage, allein auch hier ist der Kosten- 

 punkt und zum Theile auch der Zeitaufwand ein Hindernis für die allgemeine Einführung desselben. 



Trotz des unbedingten Vertrauens, das dem Psychrometer geschenkt w^urde und auch jetzt noch 

 wird, haben die Hygrometer, die auf der hygroscopischen Eigenschaft gewisser Substanzen beruhen, nicht 

 verdrängt werden können, wenn auch Regnault, der berühmte Forscher auf dem Gebiete der Hygro- 

 metrie, sie zu verwerfen strebte, so wurde die Frage nach der Verwendbarkeit des Haarh\-grometers infolge 

 der Vergleichung von Wolf in Zürich dem Meteorologencongresse in Wien 1879 neuerlich vorgelegt und 

 mit besonderer Rücksichtnahme auf die Fehler, die der Verwendung des Psychrometers entspringen, \-on 



> Auf diesen Punkt hat namentlich J. M. Perntcr aufmerksam gemacht. Rapport du Comite meti;oroIogii.iue international 1S9Ü. 

 Paris, Gauthier-Villars. 



