über Haarhygrometer. 279 



ist, als das Haarhygrometer. Aber selbst auf Grund dieser Vergieichungen fanden Wolf, Koppe, Galle 

 einen mittleren Fehler von höchstens S"/,,, während nach Bergmann die Abweichungen von den Extremen 

 8"/„ selten überstiegen. Die aus den Untersuchungen von Bergmann hervorgehenden Differenzen können 

 nicht überraschen, wenn man die verschiedene Empfindlichkeit und Abhängigkeit des Psychrometers von 

 der Windgeschwindigkeiit in Betracht zieht. Um aber einvvurfsfreie Resultate zu erhalten, ist es nothwen- 

 dig, Vergieichungen mit einem absoluten Instrumente vorzunehmen, u. zw. einem .solchen. 



Nachdem diuvh die Versuche von de Saussure' festgestellt ist, dass nur der Vv^asserdampf die 

 Haare beeinflusst, während andere Dämpfe keinerlei Wirkung auf dieselben ausüben, dass ferner auch 

 der Luftdruck keine Änderung hervorbringe, kann die experimentelle Untersuchung der Haarhygrometer 

 in folgende Abschnitte getheilt werden: 



1. Übereinstimmung gleich justierter Haarhygrometcr derselben und verschiedener Construction unter 

 denselben Fleucht igkeits Verhältnissen, 



2. Vergleich mit dem Condensationshygrometer und dem Psychrometer, 



3. Vergleich mit dem Aspirationspsychrometer von Assmann und dem Psychrometer. 



4. Empfindlichkeit (Einstellungsgeschwindigkeit) der Haarhygrometer verschiedener Construction im 

 \'ergleiche zum Psychrometer, 



5. Wirkung directer Sonnenstrahlung auf Haarhygrometer verschiedener Construction. 



Zu den Vergieichungen wurden namentlich Lambrecht'sche Hygrometer verwendet, da die .Abwei- 

 chungen derselben von den Koppe'schen, wie sich im 1. Abschnitte zeigen wird, nicht groß sind. Allerdings 

 musste zunächst durch Verlängerung des Hebels die Amplitude vergröfiert werden, da Lam brecht seine 

 Hygrometer so justiert, dass der Zeiger in gesättigter Luft 94"'/,, relativer Feuchtigkeit angibt. 



Die Einstellung geschah in folgender Weise: Das Instrument wurde zunächst in einen mit Wasser- 

 dampf gesättigten Raum gebracht, letzterer wurde hergestellt durch Einführung eines nassen Musselin- 

 streifens in einen vorne durch eine Glasplatte, hinten eine Blechwand abgeschlossenen Raum nach Art der 

 Einstellungsmethode von Koppe. Nach den Untersuchungen von R. v. Helmholtz^ wird dadurch der 

 Raum innerhalb weniger Minuten gesättigt. Nach 8 bis 10 Minuten rückt der Zeiger auf 94, bewegt sich 

 dann langsam noch etwas weiter, kehrt aber dann wieder auf 94 zurück und bleibt constant. Nun wird 

 die Justierschraube (»Correction«; so weit verstellt, dass der Zeiger lOO"/« angibt. 



Wird nun der Apparat wieder in Luft von kleineren Feuchtigkeitsgraden gebracht, so zeigt sich, 

 u. zw. namentlich beim Haarhygrometer von Lambrecht, eine auffallende Erscheinung, die wohl auf die 

 Elasticität des Haares zurückgeführt werden muss; der Zeiger geht nämlich anfangs sehr rasch, später 

 langsamer zurück, bleibt aber nicht an der vor Einführung in gesättigte Luft eingenommenen Stellung 

 stehen, sondern geht noch weiter zurück, um erst nach einigen Stunden constant zu werden. x'\ber auch 

 dann zeigt er noch um einige Procente zu tief und kommt erst nach einem Tage ungefähr wieder auf den 

 ursprünglichen Stand. Um diese Eigenthümlichkeit, die später nochmals besprochen werden wird, zu 

 illustrieren, mögen einige derartige Versuche mitgetheilt werden, da sie im Abschnitte Empfindlichkeit 

 wieder verwertet werden können. 



Man sieht aus der Tabelle I, dass das Haarhygrometer in 8 Minuten von 61 auf lOO'Vn rückte, dass 

 es nach weiteren 5 iMinuten noch um P'/ii stieg, später wieder zurückgieng und dann constant 100 -27,, 

 angab. Das Instrument blieb nun durch zwei Tage in diesem gesättigten Räume, ohne sich zu ändern, 

 wurde wieder herausgenommen und die relative Feuchtigkeit mittels Condensationshygrometer zu 60'97n 

 bestimmt. 



Das Zurückgehen erfolgte nun nicht mehr so rasch, namentlich zu Anfang, was seinen Grund wohl 

 darin hat, dass das Haarbündel durch die Condensation des Wasserdampfes (und eine solche ist während 

 der Nacht sicher eingetreten, da die Temperatur nur um 0- 1° zu sinken braucht) nass wurde und infolge- 

 dessen von einer gesättigten Luftsäule umgeben war. Nach 1 1 Minuten erreichte es den richtigen Stand 



1 De Saiissure: Versuch über die Hygroinetric, .S. 84. 



2 R. V. Helmholtz, •Dämpfe und Nehel«. Wiedeinanns ."Xnnalen, N. F., Bd. 27, 1886, S. 519. 



36* 



