('her HLUirnyxrDiihicr. 281 



erforderliche Kenntnis der Lufttemperatur ergab sicii aus der Ablesung des Assmann 'sehen Aspirations- 

 thermometers. Damit der Kintritt des ThaupunUtes bei dem Alluard'sciien hTStrumente von dem Beob- 

 achter nicht beeintlusst werde, geschah die Ablesung des 'riiermometers des Condensationsapparates 

 mittels Fernrohr. Natürlich musste der Beschlag der blanken Metallüäche mit freiem Auge beobachtet 

 werden, es zeigte sich aber, dass derselbe aus einiger Entfernung viel leichter constatiert werden kann, als 

 in der Nähe des Instrumentes. Außerdem wurde die Vorsicht gebraucht, jede Ablesung, respective jede 

 Bestimmung zu wiederholen, wobei sich ein Fehler sofort bemerkbar machen musste. Bei einiger Übung 

 ist es sehr leicht, das Experiment so auszuführen, dass das Auftreten des Niederschlages und das Ver- 

 schwinden desselben bei ein und derselben Temperatur erfolgt und dass während dieser Zeit die Tempe- 

 ratur der Flüssigkeit (es wurde Äther verwendet) constant bleibt. Auch wurden die Versuche so gemacht, 

 dass, sobald der Niederschlag auftrat, die V'erdampfung des Äthers so reguliert wurde, dass der Nieder- 

 schlag sich weder verdichtete, noch dass er verschwand. W'enn auch die Condensationsmethode nicht ganz 

 sichere Resultate ergibt, indem nämlich der Thaupunkt etwas zu tief bestimmt wird, so ist der Beobach- 

 tungsfehler sicher kleiner als 0" 1 °. Die daraus und der Temperatur der umgebenden Luft berechnete 

 relative Feuchtigkeit ist daher umso genauer, je größer die Differenz der beiden Thermometerangaben ist: 

 bei einer Differenz von '20° ruft ein Beobachtungsfehler von 0' 1° erst eine Abweichung von nicht ganz 

 0"2"/„ relati\-er Feuchtigkeit hervor. Der Ablesefehler niüsste also mindestens 0'4° betragen, um in dei' 

 relativen Feuchtigkeit l"/„ auszumachen. Schwieriger ist die Bestimmung der relativen Feuchtigkeit bei 

 gi-oßen und kleinen Werten und bei tiefen Temperaturen derselben. Im Winter ist es z. B. in manchen 

 Fällen gar nicht gekmgen, den Äther soweit abzukühlen, dass der Thaupunkt bestimmt werden konnte, 

 und gerade jene P'älle sind von besonderer Wichtigkeit, da das Psychrometei' gerade im. Winter dui'ch ein 

 anderes Instrument erscrzt werden muss. 



Um wieder zur Art der Einstellung zurückzukehren, wurde nun die Amplitude je nachdem das Haar- 

 hygrometer einen höheren oder einen niedrigeren Feuchtigkeitsgrad angab als das Condensationshygro- 

 meter, vergrößert oder verkleinert, dann wieder in gesättigte Luft gebracht, vom neuen justiert (denn eine 

 X'eränderung der Hebellänge erfoixlert immer eine neue Justierung), und diese Einstellungen so lange fort- 

 gesetzt, bis die Angaben des Hygrometers bei ungefähr 60"/,, mit denen des Condensationsh3fgrometers 

 stimmten und außerdem der Zeiger in gesättigter Luft auf dem Theilstrich 100 stand. Auf diese Weise 

 w-aren eine Reihe \-on Lambi'echt'schen Haarh\'grometern justiert worden, welche in den nachfolgenden 

 Untersuchungen verwendet wurden. 



I. Übereinstimmung gleich justierter Haarhygrometer in gleichen Feuchtigkeits- 

 verhältnissen. 



Zehn gleich justierte Haarhygrometer wurden den X'eränderungen der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt; 

 sie waren in einem Häuschen aufgestellt, welches dm-ch acht Fenster mit dem Freien in Verbindung stand 

 und nach Bedarf abgeschlossen werden konnte. Diese .Aufstellung wurde deshalb gew'ählt, um gleichzeitig 

 auch die Bestimmung der relativen Feuchtigkeit mit dem Condensationshj'grometer vornehmen zu können, 

 obwohl nach den Untersuchungen \on Hazen eine geringe Luftbewegung das Condensationshygrometer 

 nicht beeintlusst; hauptsächlich geschah aber diese Einschließung deshalb, um die .Ablesimgen immer 

 untei- denselben Windverhältnissen, d. h. bei Windstille machen zu können. 



Die .Angaben dieser Instrumente brauchen wohl nicht in extenso wiedergegeben zu werden, denn 

 nach den Untersuchungen \-on Saussure, Regnault, Koppe, Wolf, Galle und Trowhridge, welche 

 allerdings nur zwei Hygrometer \'ergiichen, ist die Übereinstimmung eine sehr zufriedenstellende, die 

 .\bweichungen eri'eichen höchstens den l^etrag von '2 bis 3"/„. wie auch aus allen folgenden Tabellen her- 

 vorgeht, in welchen überall die .Angaben \-on zwei oder drei Hygrometern angeführt sind. Nach den Unter- 

 suchungen von Galle \veichen dagegen zwei Psychrometer in bedeutend höheren Cirade ab, man findet 



