282 



,/. Pircher, 



Abweichungen von mehr als 10"/,,; allci'dings dürfte ein Theil derselben der \'erschiedenen Aufstellung 

 der Psychrometer zuzAischreihen sein, indem das eine an einem Nord-, das andere an einem Ost-Fenster 

 aufgestellt war. Kine kurze F^eihe von Beobachtungen zweier neben einander aufgestellter Psychrometer 

 ergab Abweichungen bis zu 47,1) die unter allen Umständen größer sind als bei den Haarhygrometern. 



Man kann daraus also schliefien; Haarhygrometer derselben Construction, die denselben 

 Feuchtigkeitsverhältnissen ausgesetzt sind, stimmen mit einander fast vollständig über- 

 ein, die Abweichungen überschreiten selten den Betrag von 2"/,, relativer Feuchtigkeit. 



Es fragt sich nun. wie stimmen Haarhygrometer verschiedener Constructionen, also die am meisten 

 gebräuchlichen, von Lambrecht und Koppe mit einander überein? Eine genaue Übereinstimmung kann 

 von vorneherein nicht erwartet werden, da die Empfindlichkeit zweier derartiger Instrumente eine wesent- 

 lich verschiedene ist, die Übereinstimmung also wesentlich von den mehr oder weniger raschen Ver- 

 änderungen in der Luftfeuchtigkeit abhängig ist. 



Es waren durch längere Zeit derartige Ablesungen gemacht worden, u. zw. zu den Terminbeobach- 

 tungen. Die Tabelle III enthält die Resultate, wobei die Angaben des Lambrecht'schen Hygrometers 

 arithmetisch geordnet wurden und die erste Ziffernreihe die Anzahl der Beobachtungen der darunterstehen- 

 den Angaben des Lambrecht'schen Instrumentes, die dritte Reihe die Mittel aus den gleichzeitigen 

 Angaben des Koppe 'sehen Instrumentes, die vierte die Differenzen gibt. 



Tabelle 111. 

 ■Vergleich der Hygrometer von Lambrecht und Koppe. 



Zahl 



der 

 B e o b a c h t u n t! c n 



M>'„ 



Lambrecht . . . . 



Koppe 



Differenz 



Größte Abweichung 

 Koppe — 1-1% . 

 Differenz 



35 



I 

 33 '9 



2 • I 



42 



44 



42-9 

 o-g 



44 

 45-2 



1-2 



— 3 



44-1 



45 

 47 



2 



2 



45 '9 

 0-9 



47 

 50 



3 



5 

 48-9 



'•9 



48 



49 

 I 

 I 



47-9 



49 

 50 



48-9 



44 '5 

 4S-8 



'■3 



44' 7 

 02 



Zahl 



der 



Beobachtungen 



M'/s: 



Lambrecht 



Koppe 



Differenz 



Größte Abweichung- 

 Koppe — 1 -lO/i, . . . 

 Differenz 



53 



55-5 

 2-5 



3 



54-4 

 14 



54 

 5Ö'3 



23 



4 

 55-2 



55 

 57 



2 



2 



55-9 

 0-9 



5ü 



57 



3 



55-9 

 o- 1 



58 



59 



57-9 



O' i 



59 

 60-5 



'■5 

 2 



59-4 

 0-4 



55-8 



57-5 



i'7 



Sö-4 

 0-6 



