l 'her Hiiarhygrometer. 



28.1 



Condensatioiishvsromctcr 



Temperatur 





fc. 



Haarlivgrometer 



Differenz 



ä: 

 d 





05' 



P r o c e n t 



Condensations- 

 hvgrometcr 







Haarhygrometer 



Differenz 



I 

 u 



a: 

 ^ 



^ 

 ^ 



P r o c e n t 



+0-7 



- o-li 

 I ■ I 



2-9 



— 1-4 

 4-0-.:; 



'■5 

 -3-8 

 -5-0 

 -1-8 

 -12 4 

 —00 



—2-9 



-8-0 



-4-1 



+2-6 



0-5 



— o- 1 



o-o 



I o 



0-9 



-1-2 -9 

 -2-9 

 -2-0 



-'•3 



konnten: im ersten Falle war nämlich im Häuschen, in welchem die Ablesungen gemacht wurden, Wasser 

 verschüttet worden, dasselbe verdampfte bei der hohen Lufttemperatur sehr rasch und erhöhte die Feuch- 

 tigkeit beträchtlich, um sie ebenso schnell wieder zum Sinken zu bringen, außerdem muss bemerkt werden, 

 dass der im Condensationshj'grometer befindliche Äther durch Aspiration immer eine dem ThaupunUte 

 nahe Temperatur hatte, so dass eine rasche Bestimmung möglich war; die andere Differenz von — -^'Q"/» 

 erklärt sich daraus, dass die Instrumente vor der Ablesung in gesättigter Luft sich befanden, in welchem 

 Falle sie, wie bereits bemerkt, immer zu tiefe Angaben liefern. Die abnorm großen negativen Differenzen 

 von — 9-4 und —12 -47,1 finden eine Erklärung in der folgenden, für die Behandlung der Haarhygrometer 

 wichtigen Erscheinung: Das Haarhygrometer Nummer 26 wurde nach den Beobachtungen im Laufe des 

 September in das Laboratorium des Institutes gebracht, woselbst sich die Feuchtigkeit während des Tages 

 nur wenig ändert. Seine Angaben stimmten anfangs sehr gut, doch rückte es nach einiger Zeit immer 

 mehr in die Höhe, die Differenz Condensationshygrometer — Haarhygrometer erreichte nach l'/o Monaten 

 den Betrag von — 13"/,,. Ein anderes ebenso justiertes Hygrometer Nummer 19 zeigte am 15. December 

 1900 677o, stimmte mit dem Condensationshygrometer und gab dann folgende Werte: 



Tag 



Condensationshygrometer " „ 

 Haarhygrometer ",,) . . . . 

 Differenz 0/0 



Innerhalb 20 Tagen nahm also die Diftei-enz von bis — G"/p ab. Dieselbe Erscheinung zeigte sich 

 bei allen anderen im Laboratorium aufgestellten Instrumenten. 



Wurde nun ein derartiges Instrument in gesättigte Luft gebracht, so stellte es sich auf KW/o. an der 

 Justierung hatte sich also nichts geändert; aus dem Kästchen herausgenommen, functionierte das Instru- 

 ment wieder tadellos, nur dass es anfangs etwas zu kleine Werte gab. 



Denkschriften der mathem.-naturw. Cl. f.XXlII. Bd. 37 



