\,yj, 



J. V a Ich/ i n 



gipfelt« verwendet; in dieser Arbeit ist eigentlieh schon alles gesagt, was bezüglich des täglichen (janges 

 der Temperatur gesagt werden kann, doch ist die Beobachtungsreihe inzwischen von 4 auf \'-'> Jahrgänge 

 angewachsen, gestattet also mit viel größerer Sicherheit, Folgerungen aus ihr zu leiten. Auch.l. Hanii 

 hat die Beobachtungen und Registrierungen vom Sonnblick zu mehreren Studien benützt-. 



Die Thermometer und der Thermogi'aph (Richard) sind in einem hölzernen Jalousiekasten im 

 1. Stockwerke auf der N-Seite des Thurmes, 3 ni über dem Boden, aufgestellt; der Thurm selbst ist rund, 

 gewährt also nur mittags vollkommenen Schutz gegen Sonnenstrahlung. 



In den Sommermonaten wird das Jalousiegehäuse vormittags von Sonnenaufgang bis 9'', nachmittags 

 von 4 — 7r von der Sonne getroffen. Es war deshalb von vorneherein zu erwarten, dass die Temperaturen 

 in dieser Zeit zu hoch sind, was 1894 auch von Dr. Trabert durch sorgfältige Vergleichungen mit einem 

 Aspirationsthermometer festgestellt wurdet Nach seinen Vergleichungen ist für heitere Tage die Störung 

 des täglichen Ganges der Lufttemperatur vormittags und abends eine ganz bedeutende (Ma.x. 1-8° 

 um 9", 0'9° um 7i'). Außerdem haben aber die damaligen Vergleichungen ergeben, dass das Jalousie- 

 gehäuse in den ersten Nachmittagsstunden bedeutend kälter ist (—1 '4° um 2i') als die mit dem Aspira- 

 tionspsychrometer ermittelte Lufttemperatur. Es ergaben sich nämlich hiefür im Mittel folgende Diffe- 

 renzen: 



Differenz: Thermometer im Jalousiegehäuse — Aspirationsthermometer im Winde (S\V lebhaft). 



ö'-- 6 7 8 9 10 11 Mittag ir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



-i'5-o'7+o'5 +o'8+i'8 +i'4 +o'5 -o'6-o'9-i'4 -i'i-i'i -ob o'o +o'9fO'8 +0-400 



Jalousien beschienen Jalousien beschienen 



Allerdings wurden die Messungen mit dem Aspirationsthermometer bei lebhaften SVv^ im Winde \'or- 

 genommen, wälirend das Jalousiegehäuse im Windschutze stand. Weitere Vergleiche ergaben auch that- 

 sächlich, dass der Einfluss des Windschutzes ein ganz bedeutender ist, wie die folgenden Zahlen, welche 

 Mittelwerte mehrerer Beobachtungen sind, zeigen: 



Differenz: Aspirationsthermometer im Winde — Aspirationsthermoineter im Windschutz. 

 7^ 9 11 Mittag II' 2 3 4 5 6 



-\l -I'4 +0'2 +0'Ö +0'7 +0'6 +0'(J +1'2 +0'4 +0'I 



Jedenfalls ist damit ein bedeutender Elinfluss des Windschutzes nachgewiesen, dessen Erklärung 

 sehr problematischer Natur ist. Ziehen wir diesen Einfluss in Rechnung, so ergibt sich, dass an die Diffe- 

 renz: Thermometer im Jalousiegehäuse — Aspirationsthermometer im Winde erhebliche Correcturen 

 anzubringen wären, welche den Einfluss der Bestrahlung theilweise aufheben würden, allerdings bleibt 

 er noch immer ganz deutlich zu erkennen. Zu bemerken ist, dass die oben angeführten Vergleichungen 

 nur an vier Tagen bei vorwiegend heiterem Wetter und lebhaftem S\V gemacht worden sind; um 

 mit einiger Sicherheit die v\'irklichen Unterschiede zwischen der Aufstellung im Jalousiegehäuse und 

 der wirklichen Lufttemperatur festzustellen, müssten diese Vergleiche viel umfassender, bei verschie- 

 dener Witterung, best)nders bei wechselndem Winde angestellt und systematisch fortgesetzt werden. 

 Dr. Trabert glaubt auch, dass die localen Unterschiede der wahren Lufttemperatur auf dem Sonn- 

 blick thatsächlich so bedeutend sind, dass man über den Wert der Lufttemperatur bei einer 

 geringen Zahl von Beobachtungen im Zweifel bleibt. Es lässt sich also aus den bisher gemachten Beob- 

 achtungen über die Thurmaufstellung der Thermometer auf dem Sonnblick mit Sicherheit nichts sagen. 



1 Denkschriften der kaiserl. .\kad. ü. Wissensch. 1S9'2. S. 177 ff. 



■- Besonders erwähnt sei: Über die Temperatur des übirgipfels (2140 ;/n und des Soiniblickgipfels (lilüG )«). Sitzungsber. 

 der Wiener Akad., Wien 1898, .S. 537. 



■1 Jahrbücher der k. k. Centralanstalt für MeteuroUigie und Erdmagnetismus, Bd. X.X.XI, Jahrg. 1894, S. XXIV. 



