über Hdaihygroinefer. 295 



Interessant ist auch die Empfindlichkeit der Haarhygrometer; selbst wenn die WindgeschwindigUei 

 sehr klein ist, wie dies bei den Gruppen \'I imd \'III der Fall ist, folgt das Haarhygrometer fast ganz genau 

 den Schwankungen der relativen Feuchtigkeit, wie sie vom Aspirationsps-ychrometer gegeben werden, in 

 einzelnen Fällen gibt das Haarhygrometei- die Veränderungen sogar früher an, was die Gruppe VI beson- 

 ders auffallend zeigt. 



Wie Trowbridge behaLiptet, hijrt die Zuverlässigkeit der Haarhygrometer bei einer Feuchtigkeit 

 von mehr als 80"/,, auf, die Gruppe Vlll und IX scheint dies zu bestättigen. Bei einer Reihe von anderen 

 Vergleichungen, die hie, über angestellt wurden, zeigte sich dies nicht, namentlich beim Koppe'schen 

 Instrumente; so oft auch dasselbe aus einem gesättigten Räume in einen solchen mit der Feuchtigkeit von 

 80 bis 90"/,, gebracht wurde (die Feuchtigkeit wurde Jedesmal mit dem Aspirationspsychrometer gemessen), 

 zeigte das Instrument bis auf wenige Procente richtig. Wenn es speciell mehrmals nacheinandei- in einem 

 trockenen Raum und dann einem solchen von constanter hoher Feuchtigkeit aufgestellt wurde, gab es 

 jedesmal gleichviel Procente an, was nicht der Fall sein könnte, wenn sich das Haar bei dieser Feuchtig- 

 keit nicht mehr regelmäßig \"erändern würde. 



Allerdings konnte dies beim Instrumente von Lambrecht nicht in gleicher Weise constatiert wer- 

 den, hauptsächlich wohl deshalb, weil es sich langsamer einstellt; wenn es aber in gesättigte Luft gebracht 

 wird, stellt es sich jedesmal und in kurzer Zeit auf 100 (wenn es auch anfangs etwas darüber hinausgeht), 

 was nicht eintreten könnte, wenn das Haar bei mehr als 80"/,, unzuverlässig würde. 



Trowbrigde gibt die Fehler bis zu 90"^, mit einem positiven und negativen Zeichen an, von 

 90 bis 100 dagegen bis — 5"/„, woraus erhellt, dasser das Lambrecht 'sehe Instrument in seiner ursprüng- 

 lichen lustierung für die Versuche \'er\vendet und eine neue Justierung nicht vorgenommen hat, er bemerkt 

 auch von einer solchen nichts. Dies ist auch der Grund, warum der mittlere Fehler bei 40 bis 50"/,, d= 1 

 ist, dann aber nach beiden Seiten hin wächst. Bei der Lambrechfschen Justierung ist nämlich die Ampli- 

 tude zu klein, eine Vergrößerung derselben würde herbeiführen, dass die von Trowbridge angegebenen 

 mittleren Abweichungen von bis 100 gleichmäßiger würden. 



Im Mittel sind jedoch die in Tabelle VII angegebenen Abweichungen der Haarhygrometer \'om 

 Aspirationspsjfchrometer kleiner, als die entsprechenden des Psychrometers; wenn auch Abweichungen 

 auftreten, die d= ö"/o betragen, so kann dasselbe auch \'om Psychrometer gesagt werden. 



Wir können das Resultat dieses Abschnittes kurz in folgender Weise zusammenfassen: 



1. Die Haarhygrometer können bis zu 5"/,, vom Aspirationspsychrometer abweichen, 

 trotzdem ist ihre Übereinstimmung besser als die des gewöhnlichen Psychrometers. 



2. Die Angaben des Haarhygrometers sind von der Windgeschwindigkeit unabhängig, 

 während das Psychrometer von derselben stark beeinflusst wird, es finden sich jedoch 

 auch bei der Geschwindigkeit 2 und 3 der lOtheiligen Scala Abweichungen bis zu 4"/„. 



5. Empfindlichkeit der Haarhygrometer. 



Bei den Versuchen über die Empfindlichkeit wurden gleichzeitig ein Haarhj'grometer imd ein 

 gewöhnliches Psychrometer abgelesen, u. zw. wurden beide Instrumente aus einem Räume \-on bekannter, 

 mit dem Aspirationspsychrometer gemessenen Feuchtigkeit, in einen anderen \'on ebenso bestimmter 

 Feuchtigkeit gebracht. 



Auch von diesen Versuchen sind einige in Tabelle VIII wiedergegeben. Dieselben wurden so lange 

 fortgesetzt, bis sich ein den gleichzeitigen Ablesungen des Aspirationspsychrometers entsprechender con- 

 stanter Stand der beiden Instrumente einstellte. 



Im \'ersuche I wiu\ien beide Instrumente aus einer mit dem .-\ss mann 'sehen Psychrometer zu ö9'Vn 

 bestimmten Feuchtigkeit in fast gesättigte Luft gebracht. Das Psychrometer geht anfangs rascher in die 

 Höhe als das Haarhj^grometer, wird aber schließlich von letzterem überholt, erreicht nach 14 Minuten einen 

 constanlen Stand, während das Haarhygrometer nach 12 Minuten sich nicht mehr ändert. Die Einstellungs- 



3S* 



