t'bcv HaarhygroHwter. 297 



Beim Versuche III wurde außer dem Lambrecht'schen Hygrometer auch ein Koppe'sches abge- 

 lesen, wobei sich herausstellte, dass das letztere bedeutend empfindlicher ist; dass das Instrument eine 

 Feuchtigkeit von 99"/,, angibt, hat seinen Grund in der zu grof3en Amplitude, die aber bei diesem Instru- 

 mente nicht verkleinert werden kann. Dieser Umstand hat jedoch in der vorliegenden Frage keine Bedeu- 

 tung, da es sich nicht um die Prüfung der Richtigkeit der Angaben handelt. Das Lambrecht'sche Hygro- 

 meter gibt erst nach 17 Minuten einen unveränderlichen Feuchtigkeitsgrad an, das Psychrometer nach 

 14, das Koppe 'sehe Hygrometer aber bereits nach 10 Minuten. Der Versuch IV gibt die Empfindlichkeit 

 bei einem kleineren Unterschiede zwischen Anfangs- und Endfeuchtigkeit, auch hier stellt sich das Haar- 

 hygrometer etwas rascher ein, als das Psychrometer. Die Versuche zeigen außerdem, dass die Empfind- 

 lichkeit bei abnehmender Feuchtigkeit größer ist, als bei zunehmender. Verschiedene Versuche, die außer- 

 dem mit dem Haarhygrometer von Koppe angestellt wurden, zeigten, dass dasselbe eine weit größere 

 Empfindlichkeit besitzt als das Lambrecht'sche; bei Feuchtigkeitsunterschieden von 30"/« stellte sich 

 das Koppe'sche Hygrometer in 3 — -i, das Lambrecht'sche in mehr als 7 Minuten ein. 



Ein Grund für diesen Vorzug des Hygrometers ist, dass es nach allen Seiten frei ist, wodurch der 

 Luft ungehinderter Zugang verschafft wird, außerdem dürfte auch die Verwendung eines Haarbündels 

 einen schädlichen Einfiuss haben. 



Aber auch das Lambrecht'sche Hygrometer übertrifft an Emplindlichkeit das Psychrometer, worauf 

 bereits bei der Vergleichung beider Instrumente mit dem Assmann'schen AspLrationspsychrometer auf- 

 merksam gemacht wurde. Die kleinsten Schwankungen der Feuchtigkeit, die das Aspirationspsychrometer 

 angab, machten sich auch beim Hygrometer bemerkbar, während das Psychrometer constante Feuchtig- 

 keit zeigte. 



Also bezüglich der Empfindlichkeit muss das Haarhygrometer von Lambrecht, ins- 

 besondere aber das von Koppe, dem gewöhnlichen Psychrometer vorgezogen werden. 



6. Einfiuss directer Sonnenstrahlung. 



Obwohl sich die Untersuchung der Haarhygrometer bloß auf die Verwendbarkeit derselben als Instru- 

 mente zur Messung der relativen Feuchtigkeit an den meteorologischen Beobachtungsstationen beschränken 

 soll, die obige Frage also diesbezüglich nicht gestellt zu werden braucht, so wird man aber dazu gedrängt, 

 weil die Verwendung des Aspirationspsychrometers von Assmann ^ bei Ballonfahrten mit mannigfachen 

 Schwierigkeiten verbunden ist, während das Haarhygrometer jedenfalls die einfachste Behandlung erfordert. 

 Ist zwar die Einstellungsgeschwindigkeit des Haarhygrometers auch nicht so groß als die des Aspirations- 

 psychrometers, so ist dagegen die bei letzterem Instrumente nothwendige Befeuchtung eine Fehlerquelle, 

 wenn die Temperatur des trockenen Thermometers dem Gefrierpunkte nahe kommt. 



Nach den Untersuchungen von Assmann beträgt die Einstellungsgeschwindigkeit eines eben 

 befeuchteten Thermometers auf 4° C. ungefähr 5 Minuten, dieselbe wird aber umso kleiner, d. h. es ver- 

 geht eine größere Anzahl von Minuten, wenn sich das Thermometer auf eine tiefere Temperatur, wie dies 

 bei Ballonfahrten immer der Fall ist, stellt. Überhaupt ist das Aspirationspsychrometer bei Temperaturen 

 unter 0° C. noch nicht untersucht worden. 



Wir haben nun gesehen, dass das Haarhygrometer, unabhängig von der Temperatur, die relative 

 Feuchtigkeit zwar nicht mit absoluter, wohl aber hinlänglicher Genauigkeit angibt, und es fragt sich nun, 

 ob dasselbe bei wissenschaftlichen Ballonfahrten verwendet werden darf Bei Temperaturen über 0° oder 

 nahe um 0° kann es natürlich das Ass mann 'sehe Aspirationspsychrometer nie ersetzen. 



Ein Lambrecht'sches Hygrometer wurde in die Sonne gestellt, die Luftfeuchtigkeit mit dem Con- 

 densationspsychrometer gemessen, sie war in der Sonne und im Schatten dieselbe. Das Haarhygrometer 



i Assmann, Das .\spirationshygrometer. .'\bhandlungen des königl. prciiüisclicn meteorologischen Institutes. Herausgegeben 

 durch W. V. Bezold, Bd. I, Nr. 5. 



