298 J. Pirchcr, 



dagegen gieng immer mehr und mehr zurück; zeigte es früher eine Feuchtigkeit von 56%, so gab es nach 

 einer Viertelstunde 46"/o an, war also um 10"/,, gesunken. Verschwand die Sonne, so war wieder ein 

 Steigen des Haarhygrometers zu bemerken, wurde es durch Hin- und Herschwingen eines Buches venti- 

 liert, so zeigte sich dasselbe. Durch eine relativ größere Ausdehnung des Messingrahmens kann diese 

 Erscheinung wohl erklärt werden, dann muss aber vorausgesetzt werden, dass das Messing eine größere 

 Temperatur besitzt als der Haarstrang.' Wurde das Haarhygrometer so gestellt, dass die Sonne die 

 schmalen Kanten des Metallrahmens und gleichzeitig das Haar traf, so gieng das Hygrometer auch zurück, 

 aber nicht in demselben Maße, was seinen Grund in der gleichzeitigen Ausdehnung des Haares und des 

 Metalles hat (Ausdehnungscoefficient des Haares 0'0U02 pro Grad). Der Grund der ganzen Erscheinung 

 ist, dass die zwischen beiden Metallplatten sich befindliche Luftsäule gleichzeitig mit dem Metalle und dem 

 Haare erwärmt, die relative Feuchtigkeit des Zwischenraumes also kleiner wird. Um ein Urtheil über 

 diese Temperaturerhöhung zu erlangen, wurde ein Thermometer mit kleinem Gefäße so zwischen den 

 Platten befestigt, dass das Gefäß von der Sonne nicht beschienen, thunlichst in der Mitte zwischen den 

 Platten hieng. 



Die Tabelle IX gibt die erhaltenen Resultate, die Temperatiu'en in der vierten Spalte entsprechen 

 der vom Hygrometer angegebenen relativen Feuchtigkeit, wenn die absolute Feuchtigkeit constant ist 

 (9 mm Dampfdruck oder 9 '8° für den Thaupunkt, wie das Condensationshygrometer angab). Die fünfte 

 Spalte gibt den Sonnenschein in der Bezeichnung wie sie Assmann angewendet hat. Sie zeigt ebenso 

 wie die dritte Spalte die Empfindlichkeit des Hygrometers, indem dasselbe den geringsten Schwankungen 

 der Temperatur folgt, ja in einigen Fällen im Steigen oder Fallen begriffen ist, wo das Thermometer diese 

 Veränderung nicht anzeigt. Die direct gemessenen Temperaturen sind größer als die berechneten, der 

 Grund dafür ist wohl darin zu suchen, dass das Thermometer der beschienenen Metallfläche näher stand 

 als das Haarbündel, und letzteres sich später erwärmte als die Metallflächen imd der Hebel. 



Es ist wohl nicht nöthig, die übrigen Versuche, die dasselbe Resultat lieferten, wiederzugeben. 



Der Grund für das Sinken des Hygrometers liegt also in der Erwärmung der das Haar umgebenden 

 Luftsäule. Wird dafür gesorgt, dass die Luft im Zwischenräume nicht stagnieren kann, so kann die .Aus- 

 dehnung der Metallplatten noch einen Eintluss haben, wird auch diese verhindert, respective die Tempe- 

 ratur des Haarbüschels gleich der des Rahmens erhalten-, so kann die Strahlung keinen Einfluss üben. 



Wenn die beiden offenen Seiten des Instrumentes geschlossen und oben ein Assmann'scher 

 Aspirator angesetzt und durch mehr als eine Viertelstunde der Sonne ausgesetzt wurde, änderte das 



1 Hat das Haar eine Länge von 20 riH, der Hebel eine solche vonÜ-2c);(, so geht, wenn der .'\usdehniingscoel'ficient des 

 Messings ß = 0002 gesetzt wird, die Grüüe c in der Formel (siehe .Anmerkung) 



c — hf^n 



sin «r = 



a 



über in c + (c -t- /„) ß /, wo / die Temperaturzunahme bezeichnet; es wird also 



sm a,. = ; 



daraus ergibt sich 



sin a — sin «,■ 



' a 



Den größten Wert erhält dieser Ausdruck, wenn a,- = ist, der Hebel also senkrecht zum Haarstiange ist, es ist 



(c -f- /„) p. t 



sin a„ = 



'^ a 



und für 



/= 10° (cgO-1 fH<) sin a,'. = 0-201 a;=n°36'. 



was ungefiihr 12",f, relativer Feuchtigkeit entspricht. Dabei ist noch vorausgesetzt, dass sich der Hebel nicht verlängert. 



- In diesem Falle multiplieiert sich Zähler und Nenner des .\usdruckes für sin et, mit 1 -(- ß ', da der .Ausdehnungscoefficient 

 für Haar und Messing nahezu derselbe ist. 



