324 J. M. Pcnüer, 



wieder aiisgelösclit wcrJcn. Es ist schwer zu erniitleln, wie da noch eine nennenswerte Lichtnienme übeihaupt, noch schwerer aber, wie 

 eine den thatsächhchen Messungen entsprechende polarisierte Lichtmenge vom llnnmel gehcfert werden l<ann, und man kommt so 

 ncuerhch auf die im ersten Punkte aufgeworfene Hauptschwierigkeit dieser Theorie zurück. 



Für jede physikalische Theorie ist es ein bedenklicher Fall, wenn sie für jede besondere Erscheinung eine neue Hypothese 

 machen muss. Unter der Voraussetzung, dass das Himmelslicht den Reflexionen an Luftschlieren zu verdanken ist, muss man aber 

 nicht nur für die erwähnten Grunderscheinungen schon zu besonderen Hypothesen greifen — imd darin liegt das Bedenklichste der 

 Theorie - , sondern man müsste noch für alle im Laufe dieser vorliegenden Untersuchungen festgestellten Thatsachen immer wieder 

 zu außerhalb den Grundlagen dieser Theorie liegenden Hypothesen greifen, während man in Ray Icigh's Theorie sein Auslangen 

 findet mit den von vorneherein klaren Principien reiner und »verunreinigter« trüber Medien. 



Hiernach kann es nicht zweifelhaft sein, dass auch die H agcnb ach'sche Theorie des Himmelsblaus, die auf den ersten Blick 

 nute physikalische Grundlagen bietet, nicht genügt, um den Thatsachen in physikalisch exactcr Weise gerecht zu werden. 



.Anmerkung 4. Das Cornu'schc l'hotopolarimeter wurde vonCornu zuerst 1882 auf dem Congresse der .Xssociation 

 franijaise pour l'avancement des scienccs in La Rochelle beschrieben und seine Handhabung und .Angaben erklärt. Auf dem Congresse 

 derselben Association in Limoges 1890 gab er dann die Beschreibung der vollen Montierung desselben für die Messungen der Polari- 

 sation des Himmelslichtes. Man findet diese beiden Beschreibungen in den Congressberichten der .Association francaise für 1882 und 

 1890. (Mir liegen zwei Sonderabdrücke vor, die ich der Güte des Herrn Cornu verdanke; 1890 ist als Verlagsort angegeben: Paris, 

 au seeretariat de l'.Association, Hotel des societes savantes, 28, Rue serpente 28.) Da ich sonst nirgends eine Beschreibung dieses 

 vorzüglichen Instrumentes gefunden habe, gebe ich dieselbe hier kurz. Ein doppelbreehender WoUaston ist an einem Ende einer 

 Rühre befestigt, welche einen Theilkreis trägt, und als Ganzes sammt dem W'ollaston, dem Theilkreis und dem ganzen übrigen Instru- 

 mente um ihre Axe drehbar ist; deren Drehungen werden mit Hilfe einer fixen Marke am Theilkreise gemessen. Am rückwärtigen 

 Ende dieser Röhre ist die den Nicol enthaltende, ebenfalls mit einem Theilkreise versehene Röhre um ihre Axe drehbar eingesetzt; am 

 vorderen Ende ist eine etwa \ö cm lange Röhre, welche vorne ein Diaphragma mit quadratischer Öffnung trägt, fest angebracht, 

 damit sicher alles seitliche Licht vom Wollaston abgehalten sei. Das ganze Instrument wird dann noch auf Höhe und .Azimuth ein- 

 stellbar montiert. 



Die Messung wird so vorgenommen, dass man bei gekreuzter Nicolstellung zuerst durch Drehung des ganzen Instrumentes 



die Gleichheit der beiden Bilder der quadratischen Öffnung herstellt; man hat dann das ganze Instrument einfach um 45° zu drehen, 



um zu bewirken, dass die Polarisationsebene mit dem Hauptschnitte des Wollaston zusammenfalle. Hat man die Polarisationsebene, 



so stellt man nun die Gleichheit der beiden Bilder durch Drehung des Nicols her und erhält so den Winkel tu. Die Polarisation ist dann 



gegeben durch cos 2 oi. wie ohne .Schwierigkeit zu erkennen ist. DerWoUaston liefert nämlich die beiden senkrecht aufeinander polari- 



P-'-e-' 

 sierten .Strahlen von der Intensität F- und Q''\ die Polarisation des einfallenden Lichtes ist dann gemessen durch R = „., „t,. Bei der 



durch den Nicol bewirkten Gleichheit der Bilder beim Winkel w ergibt sich: p- = P- cos -o} und if- = 0- sin -m. Dies in die 

 Gleichung für R eingesetzt, gibt cos 2 w. 



Es liegt nun aber eine Unsicherheit darin, dass man nicht mit Exactheit weiß, ob der Nullpunkt des Nicol genau in der 

 Polarisationsebene, bezw. in der darauf senkrechten Ebene liegt. Um diese Fehlerquelle zu eliminieren weist Cornu folgenden Weg. 

 Man beobachtet in zwei um 90° Drehung verschiedenen Lagen des Instrumentes, nämlich nach Einstellung desselben in die Polari- 

 sationsebene des einfallenden Lichtes und dann nach Drehung des ganzen Instrumentes um 90°. Die erstere Ablesung am Nicol 

 wollen wir ujj, die zweite m,^ nennen. Sei die unbekannte Abweichung des Nullpunktes des Instrumentes von der eigentlichen Null- 

 lage (Ufl, so ist das einemal a> = cüj — wy, das zweitemal aber uu = 90 — (lug — w,,) und daher 2 lu = 90 — (lug — tu,). Da nun die 

 Polarisation R gemessen wird durch cos 2 cu, so haben wir 



R = cos 2 u) ^ cos [90 — (u>2 ~ •"])] = ^'^ ('"•2 — ""i)- 



Darauf beruht nun die Methode der Beobachtung und der Berechnung der Polarisation bei .Anwendung des C ornu'schen 

 Photopolarimeters. 



Bei den vorliegenden Untersuchungen wurden stets m^ und ui2 für jede Beobachtung mehrmals eingestellt und das Mittel als 

 Wert der Winkel uj, und oi., genommen. Die Beobachtungen wurden folgendermaßen durchgeführt. Die Einstellung der Gleichheit der 

 Bilder, also die eigentliche Beobachtung mf.chte immer ich. Ich hüllte meinen Kopf bis über die Ocularöffnung beim Nicol während 

 der Beobachtungen stets mit einem doppelten schwarzen Tuche ein, so dass ich während der ganzen Beobachtungsreihe nie ein 

 fremdes Licht sah und mein .Auge dauernd an die Dunkelheit accomodiert blieb. Die Ablesung der Theilkreise besorgte Adjunct 

 J. Valentin auf den .Anruf »Ablesen«. Bei einer sehr großen Anzahl von Beobachtungen hatte Herr Dr. Hatschek die Güte, die 

 vom Herrn Valentin dictierten .Ablesungen in das Beobachtungsschema einzutragen. Bei den Beobachtungen im Laboratorium war 

 der Raum dunkel gemacht und nur zur Ablesung jedesmal eine kleine elektrische Glühlampe entzündet. Bei den Beobachtungen der 

 Polarisation des Himmelslichtes besorgte Herr Valentin die Ablesung der Theilkreise und .Aufschreibung, und der Mechaniker der 

 k. k. Centralanstalt, Herr Sündermann, das Vorsetzen der passend gefassten farbigen Gläser. Die letzteren Beobachtungen wurden 

 auf der Plattform des Thurmes der k. k. Centralanstalt gemacht, die übrigen Untersuchungen konnten nicht im Laboratorium der 



