23/j ACADÉMIE DES SCIENCES. 



nations de v et/, comme le montre le Tableau suivant obtenu avec un 

 hydrogène sec où l'on suppose 2 pour 100 en volume d'air sec : 



Pour voir dans quelle mesure l'expérience confirmait ces prévisions, 

 nous avons fait des déterminations de force ascensionnelle et de volume 

 d'air par l'appareil de Schilling, d'un hydrogène électrolytique, en éche- 

 lonnant nos mesures sur une année, afin de mettre à profit les variations de 

 température qui se produisent avec la saison. Nous avons observé notam- 

 ment : 



Température. 8°. 17". 29°. 



(' 1 ,75 2,3 3,76 



et des variations correspondantes pour f. 



Ainsi, selon qu'on opère à 8" ou à 2cf, on trouve pour le voluma d'air un 

 nombre variant du simple au double. 



Il est donc impossible, sans commettre des erreurs graves, de déterminer 

 la force ascensionnelle par l'appareil de Schilling, en traitant les gaz comme 

 s'ils étaient secs, ainsi qu'on le fait dans la pratique courante. 



Nous avons alors dressé une Table à double entrée, où figurent les tempé- 

 ratures échelonnées de 5*^ en 5", et les valeurs correspondantes de r et de f 

 calculées par les formules (4), (3) et (i) permettant de ramener les valeurs 

 mesurées à celles c, et /, qu'on observerait si le gaz était sec. Nous en 

 extrayons les nombres suivants : 



Gaz sec. 0". 



i^i- /,• '•• /. 



o i,2o36 0,07 1,1992 i,o5 i,igio 2,62 1,1721 



5 i,i'|34 5,36 1,1391 5,99 i,i3i5 7)4<) î,i335 



10 I ,o833 10,3^ 1,0792 10,94 1,0719 12,36 i,o548 



On peut se demander ce que deviennent les volumes et les forces ascen- 

 sionnelles mesurées par l'appareil de Schilling lorsque l'impureté de 

 l'hydrogène sec est un autre gaz que l'air, comme cela peut arriver notam- 

 ment pour des hydrogènes obtenus à partir de ferro-siliciums. 



La densité D d'un hydrogène, dont ïOo''°^ de gaz sec renferment une 



