SÉANCE DU 3 MARS 1919. ^^^ 



le système puisse être rapidement mis en position, quelle que soit la direc- 

 tion donnée à la lunette méridienne. Il n'est, du reste, nullement nécessaire 

 de chercher à les installer d'une façon absolument stable, sur cette pièce, 

 en raison de leur propriété de posséder une déviation invariable ( ' ). 



On pointe, avec le fil mobile du micromètre T de la lunette, l'image de 

 l'ouverture o qui se forme dans le plan focal. Les corrections à apporter aux 



\^ 



^>^ 



Fi g. 2. 



résultats, fournis par la formule ordinaire de réduction des observations de 

 passages, se déduisent immédiatement des lectures faites, sur le tambour 

 micrométrique. C'est ce que nous nous proposons d'expliquer ci-dessous. 



La lunette étant placée dans une certaine orientation initiale, définie par 

 la déclinaison cO,, à cette orientation correspond un axe de rotation instan- 

 tané, une coUimation Co et deux autres constantes instrumentales n, Qim,. 



Appelant \, la lecture inconnue à laquelle il faut placer le tambour 

 micrométrique, pour que le fil mobile passe par le point où Taxe optique. 



(>) Pratiquement, il pourra y avoir avantage à substituer aux deux prismes en 

 question trois prismes, déviant chacun les rayons de 90°, dont la construction est 

 courante. 



