SÉANCE DU i4 AVRIL 1919. rqq 



Etalonnage. - Les cotes de la graduation de récran progressif sont 

 arbitraires et doivent être étalonnées empiriquement ('). L'étalonnaoe 

 consiste à construire une courbe reliant ces divisions à la caractéristique 

 choisie comme représentative de la quantité de substance bactérienne par 

 exemple le poids sec de bactéries de l'espèce étudiée, par- centimètre cube d'émul- 

 sion. La technique est sommairement la suivante : une émulsion bactérienne 

 choisie comme type est divisée en deux portions. L'une, So'""^ par exemple 

 est centrifugée à 7000 tours, le culot lavé à l'eau distillée, repris par centri- 

 fugation, desséché à i io« à poids constant et pesé : elle nous donne le poids 

 sec ^ en milligrammes par centimètre cube d'émulsion type. L'autre, diluée 

 par 2, 3, 4, ..-, fournit une série d'émulsions dérivées dont les poids secs 

 sont évidemment^, |, l^, .... Toute la série d'émulsions est soumise à la 

 mesure opacimétrique. On construit alors une courbe en portant en abscisses 

 les cotes opacimétriques lues sur l'écran, en ordonnées les poids secs corres- 

 pondants. Bien entendu, il y a intérêt à recommencer la même opération 

 aux dépens de plusieurs émulsions types et de construire une courbe 

 moyenne pour l'espèce bactérienne considérée. Pour se conformer aux 

 usages bactériologiques, il peut être utile quelquefois d'exprimer les 

 dosages, non en poids sec, mais en nombre de bactéries par centimètre cube. 

 L étalonnage se ferait de même façon, sauf à remplacer l'obtention du 

 poids sec par des numérations microscopiques. Mais il importe de bien 

 spécifier qu'en raison des propriétés optiques des émulsions, les nombres 

 obtenus dans ce cas ne correspondent qu'à des bactéries fictives d'un volume 

 ou dun poids moyens donnés, une compensation se faisant, à quantité de 

 substance constante, entre le nombre et les dimensions des éléments 

 lorsque ceux-ci ne sont plus identiques à ceux de l'émulsion type. 



Tests d'opacité constante. - Pour vérifier de temps en temps les réglages 

 de l'appareil, ou pour les rétablir rapidement en cas d'accident, on peut 

 constituer des tests d'opacité invariable au moyen de lames de verre opale 

 logées dans des tubes. Avec un jeu de ces lames de diverses épaisseurs, on 

 peut jalonner la courbe d'étalonnage et par conséquent la reconstituer au 

 cas où le réglage primitif aurait été détruit. 



L'appareil peut être utilisé également pour des dosages d'hématies. 



(') Le réglage pourrait aussi être fait a priori en utilisant, avec les formules 

 données précédemment, certaines constantes de l'appareil. 



