852 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



corps dont le coefficient d'absorption pour les rayons X ne varie pas avec la 

 longueur d'onde de ces rayons. 



Cette condition d'absorption totale est réalisée dans les mesures par 

 ionisation, en employant des chambres d'ionisation très longues, ayant 

 i"',8o à '2°',io, et remplies d'un gaz contenant des atomes lourds, l'iodure 

 de méthyle par exemple ( ' ). 



Elle a été réalisée aussi dans la méthode bolométrique en absorbant 

 comme l'a fait Weeks les rayons X dans un bolomètre en plomb épais de i™" 

 constitué par une grille de^^^de millimètre d'épaisseur repliée 20 fois sur 

 elle-même (-'). II n'en est pas de même pour la méthode fluorométrique 

 qui en principe consiste, comme on sait, à évaluer l'intensité d'un faisceau 

 de rayons X par la mesure de l'éclat d'un écran fluorescent formé d'une 

 mince couche de cristaux de platinocyanure de baryum et recevant norma- 

 lement le faisceau à étudier. 



Cette méthode, bien que ne donnant pas une mesure en valeur absolue de 

 l'énergie du rayonnement, rend des services dans les applications médicales 

 des rayons X, à cause de sa simplicité d'emploi. Mais lorsqu'on calcule, 

 d'après les résultats indiqués plus loin, la fraction de l'énergie incidente 

 absorbée par de tels écrans, on trouve qu'elle varie suivant la nature des 

 rayons X, entre 53 pour 100 et 20 pour 100, de sorte que la luminosité de 

 l'écran est loin de donner une mesure de l'énergie du rayonnement incident, 

 si l'on admet, comme on l'a indiqué au début, la proportionnalité entre la 

 luminosité et l'énergie absorbée. 



Il peut sembler rt pn'oa qu'il suffirait d'employer des écrans plus épais 

 pour obtenir une absorption totale du rayonnement, et par conséquent un 

 éclat proportionnel à l'énergie incidente. Mais en réalité il n'en est rien, car 

 dans un écran épais, l'éclat visible est dû uniquement aux couches superfi- 

 cielles, en raison de la faible transparence des cristaux de platinocyanure de 

 baryum pour leur propre luminosité. On ne mesurerait donc pas la lumi- 

 nescence totale de l'écran, d'autant moins que son épaisseur devrait être 

 portée à 6™'" ou 8™™ pour les rayons X à courte longueur d'onde. 



"Nous avons évité cette difficulté en substituant à l'écran épais un nombre 

 suffisant d'écrans minces (o""',2). L'énergie du rayonnement incident 

 est alors évaluée en fonction de la somme des éclats des écrans successifs. 



(') BliATlV, PrOC. It. Soc, 1913.— I^KAIM.N, P/lVS. //ec/t^iï'. I()IJ 



('^) Phys. fiev., 19 ij. 



