lOOO ACADÉMIE DES SCIENCES. 



L'appareil fonctionne donc également bien pour des corps à point 

 d'ébuUilion élevé (anhydride acétique -h iSg^'jS) et pour des corps à bas 

 point d'ébullition (pentane -+- 3()°). Il me parait môme possible d'opérer 

 des distillations fractionnées au-dessous de la température ambiante, par 

 réfrigération convenable du rétrogradateur. 



V. Pour apprécier l'efficacité de cette colonne, j'ai distillé, à la vitesse 

 moyenne d'une goutte par seconde, un mélange à parties égales de benzène 

 et de toluène purs, en recueillant des fractions égales. J'ai déterminé la 

 teneur en benzène de chacune de ces fractions en comparant leurs points 

 de solidification commençante avec ceux de mélanges connus (' ). La 

 courbe obtenue en portant, en abscisses, successivement les quantités de 

 distillât recueillies dans chaque fraction, et en ordonnées leur teneur en 

 benzène, constitue le diagramme de fonctionnement de l'appareil. 



La figure 2 donne les diagrammes de la colonne nouvelle (ABCDE) et 

 celui d'une colonne type Vigreux, très puissante, à i4 rangées doubles de 

 pointes (A'B'C'D'E). Le diagramme d'un appareil parfait serait KMM, E, 

 celui d'un appareil complètement inefficace 00, O.j. 



En appelant ç la quantité de benzène contenue dans le mélange primitif, 

 et a et b les quantités de benzène et de toluène contenues dans la première 

 moitié du distillât, j'ai adopté pour coefficient d'efficacité le rapport 



,^ a — b 



qui est nul pour une colonne complètement inefficace, et égal à i pour une 

 colonne parfaite. 



( ') Le diagramme des points de solidificalion commençante des mélanges benzène- 

 toluène, dont nous donnons ci-dessous quelques points, a été établi par M. Masson 

 (Communication inédite). 



