IIo6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ondemètres ou contrôleurs d'ondes, et dans toutes les mesures de haute 

 fréquence. 



On l'a fait reposer jusqu'ici sur l'emploi de selfs et de capacités éta- 

 lonnées, associées de manière à constituer un circuit oscillant de longueur 

 d'onde connue. Mais il paraît difficile de dépasser ainsi la précision de 

 r pour loo. 



La méthode que nous proposons, et qui parait préférable, consiste à 

 déterminer directement en valeur absolue la période de l'oscillation par 

 comparaison avec celle d'un diapason étalonné. La longueur d'onde se 

 calcule ensuite en multipliant la période par la valeur connue de la vitesse 

 de propagation des ondes. Cette méthode a été étudiée pendant les années 

 1916 et 1917 pour les besoins de la radiotélégraphie militaire. 



2. Les opérations à réaliser sont les suivantes : 



A. On étalonne un diapason à mille périodes par seconde par compa- 

 raison avec une horloge garde-temps, de manière à avoir la valeur exacte 

 en secondes de la période du diapason. 



B. On constitue une source d'oscillations électriques entretenues, dont 

 la fréquence fondamentale puisse être rendue égale à celle du diapason, et 

 l'on règle exactement l'égalité des deux fréquences. 



C. Cette source doit être choisie de manière à posséder un nombre suffi- 

 sant d'harmoniques, au moins quelques dizaines. Les harmoniques d'ordre 

 élevé correspondront à des fréquences d'oscillations électriques usuelles : 

 ainsi, le cinquantième harmonique d'un oscillateur de fréquence fondamen- 

 tale 1000 aura la fréquence 5oooo, c'est-à-dire une longueur d'onde voisine 

 de 6000 mètres. C'est une longueur d'onde de télégraphie sans fil. 



D. Il faut enfin comparer la fréquence ou la longueur d'onde d'un har- 

 monique d'ordre connu avec celle des oscillations de haute fréquence que 

 l'on se propose de mesurer. 



3. Donnons quelques indications sur les dispositifs utilisés et sur les 

 résultats obtenus. 



A. L'étalonnage de nos diapasons au moyen dune liorloge ballant la seconde a été 

 fait par une méthode photographique et par une méthode slroboscopique. IXous n'in- 

 sisterons pas ici sur ces méthodes qui donnent sans difficulté des résultats exacts 



à nr¥Ti7P«'ès (»). 



(') M. Bull a bien voulu contrôler nos résultats à rinstilul Marey par une méthode 

 photographique tout à fait directe : l'accord s'est maintenu au Yii«T« P'^'^s. 



