SÉANCE DU l6 JUIN I919. HpQ 



PHYSIQUE. — Sur un manomèlre en verre ^ à parois élastiques. 

 Note de MM. Georges Baume et Marius Uobert, présentée par M. Râteau. 



I. Pour mesurer la pression des fluides attaquant le mercure, on fait 

 couramment usage de manomètres à parois minces en verre, en silice ou en 

 métal inaltérable, fonctionnant selon le principe de Bourdon (Ladenburg, 

 Johnson, Dunoyer, Bodenstein, Schefîer etTreub, Pellaton, etc.), et géné- 

 ralement employés comme appareils de zéro. 



Sur la base des expériences de Ramsay et \oung ('), nous avons mis au 

 point, au cours de nos recherches sur les oxydes supérieurs de l'azote, un 

 manomètre fondé sur les variations de volume, sous l'action d'une pression 

 extérieure, d'un réservoir aplati en verre mince A (volume optimum : 

 6'"'' environ), rempli de mercure et entouré d'une enveloppe B, où règne la 

 pression à déterminer {fîg. i). Les variations de volume de A sont mesurées 

 par le déplacement de la surface libre du mercure dans le tube capillaire D 

 (diamètre optimum : o™™,4 environ), soudé au réservoir A. 



Cet appareil présente une sensibilité comparable à celle d'un manomètre 

 à mercure, dans des limites de pressions très étendues : 



1° S'il est utilisé comme appareil de zéro (^fig. 2), de manière à donner 

 une très faible épaisseur aux parois de A (o™™,3 à o'"'°,4); 



2° S'il est soustrait aux variations de température par immersion dans 

 un thermostat ï convenablement réglé, dont il prend rapidement la tem- 

 pérature par l'intermédiaire de C. 



II. Les déformations d'un tel appareil, placé verticalement^ sont, à 

 température constante et pour de petites variations de pression, proportion- 

 nelles à ces dernières. Soient ^„ la distance du ménisque de mercure au 

 centre du réservoir A, à la pression yO^, et /« cette distance, lorsque la pres- 

 sion en B passe de/?(, kp. Il vient, a étant une constante de l'appareil : 



h — h^ — o{p-~pa—li); d'où h—h^——-—{p—p,) = ^{p—p^), 

 S étant la sensibilité de l'appareil vertical. Si l'appareil fait un angle u avec 



Cj Phil. Trans.. t. 175, 1884, p- 3;, et I. 177, 1886, p. 71. 



