SÉANCh DU \6 JUIN 1919. l'20l 



Thorizonlale, la relation précédente devient : 



I -\- a sin II 



Celte expression permet de calculer a et, par suite, S : soient, en effet, A,, 

 cl //^ les valeurs de h, à la pression y9„, lorsqu'on place le réservoir A hori- 

 zontalement (sinu = o), puis verticalement (smu = i) : 



: d on a - 



(Jn peut donc déterminer, avant tout montage, la sensibilité d'un réser- 

 voir donné; nous avons trouvé, pour l'appareil employé dans la présente 

 étude : 



Ao=i()3'""', /<„ = 3o5™'". a — o,5So, d'où S„,,..= o,368. 



La moyenne de 35 déterminations directes, faites dans des conditions 

 très diverses, nous a donné pour ce même appareil : 



Sexpi-r. ^^= 0,369. 



III. Nous avons déterminé les conditions de fonctionnement de notre 

 manomètre, en mesurant avec lui les tensions de vapeur du peroxyde 

 d'azote à différentes températures ('). 



Nos résultats, obtenus avec du peroxyde pur préparé par synthèse 

 directe à partir de 2 NO -+- O-, sont groupés dans le Tableau suivant (dans 

 chaque expérience, la température constante a été obtenue à l'aide d'un 

 bain thermostatique convenablement choisi) : 



mm o mm 



10,4 116,(1 +18,2 <i6o,5 -1-29,8 1109,7 



8 '7''9 +18,8 678,6 4-82,2 1238, 



i66,o 4-2 1,3 7^^» 7 +^2,9 1 283,0 



o. 



-f- 5,3 347,1 4-21,6 7%) 5 4-36,2 1482,3 



4- 8,4 io8,3 4-24,5 876,6 4-36,5 i5o2,o 



+ i4>'^ 546,4 4-26, •>. 9'ii>J +37,8 1593,0 



4-i8,> 651^,9 4- ''-7, 5 1000,7 4-38,1 161 3,0 



(les résultats concordent d'une manière très satisfaisante avec les déter- 

 minations antérieures (Jig. 3) (*). 



(•) Glve et Dkouginine {Joiirn. C/i. Phvs., t. 8, 1910, p. 473)' — Wol-rtzel(/6/</., 

 l. 11. 1913, p. 220). — ScBEFFER et Trelb (P/oc. Ak. Amsterdam^ t. 14, igiSjp. 536, 

 el t. 15, p. 166). Le peroxyde que nous avons employa, parfaitement blanc à l'état 

 solide, fondait à — 11", 55. 



G R., 1919, I" Semestre. (T. 1G8, .N* 24.; 1^7 



