SÉANCE DU l6 JUILLET 1917. 109 



PHYSIQUE. — Appareil d'induction pour la recherche des projectiles. 

 Note ( ' ) de M. St. Procopiu, présentée par M. Lippmann. 



Les appareils de recherche des projectiles, dans le corps des l)lessés, 

 dérivent de rélectro-aimant à courant alternatif, ou de la balance électro- 

 magnétique de Hughes (-). Avec l'électro-aimant on doit percevoir le pro- 

 jectile par le toucher et, avec la balance d'induction, on le perçoit parle 

 téléphone. 



J'ai construit un appareil, qui permet de lire à un galvanomètre la pré- 

 sence du projectile et qui donne la possibilité d'en apprécier la distance. 

 C'est un appareil basé sur Tinduction. 



Sur un noyau en fer de 1 1'"" de longueur et 2™ de diamètre il y a trois 

 bobines, une centrale de 5*"" de longueur eu lil isolé de i'""',5 de diamètre 

 et deux bobines latérales en lil fm, parfaitement identiques. Par la bobine 

 centrale passe le courant alternatif de 3-6 ampères, ou un courant continu 

 interrompu ; les bobines extrêmes sont les bobines induites, dont les enrou- 

 lements sont faits dans le même sens. On a les quatre bouts I, 2, .3, 4; on 

 connecte 2 avec 3. La force électromotrice d'induction entre 1 et 4 sera 

 nulle, car les courants qui prennent naissance dans les deux bobines sont 

 égaux, mais opposés. 



On peut utiliser les deux bouts libres l et 4 à un téléphone, mais pour 

 qu'on puisse déceler les plus petits changements du champ magnétique j'ai 

 utilisé le galvanomètre avec une soupape qui transforme le courant alter- 

 natif d'induction en courant continu, aisément mis en évidence par le galva- 

 nomètre. La soupape utilisée a été un détecteur à galène, de la télégraphie 

 sans fil (''). 



Le courant passe du bout 4 à la pointe de cuivre D, au cristal de galène 

 et au galvanomètre ('). On trouve quelquefois sur le cristal des points, 

 qui laissent passer le courant dans un sens opposé, mais alors ces points 



( ' ) Séance du 9 juillet 19 17. 



(-) G. Lippmann, Comptes rendus, t. 159, 1914, P- 627. — A. de la Baume-Pluvinel, 

 l'oinptes rendus, t. 161, 191 5, p. [\o>.. 



(') Je dois rutilisalioii du détecteur à une suggestion de M. le Prof. !J'' llurmu- 

 zescu. 



(*) St. Procopw, Bu/letin sciertlijù/ue de l' Académie roumaine, i3 décembre igiS. 

 — M""" Paule Cou.et, Comptes rendus, t. 163, 1916, p. 90. 



C. R., 1917, 2' Semestre. (T. 105, N» 3.) 13 



