SÉAN'.E OU 29 OCIOBRE I917. 587 



plongé dans un liquide se trouve soumis à quelque chose de plus que la 

 difTérence entre la poussée hydrostatique et l'attraction newtonienne. 



La découverle des effets de la flexion aux points d'attaclie du fil d'une balance de 

 torsion (') m'a montré que la force supplémentaire, que j'avais ainsi cru voir, était 

 due, dans les expériences au sein des liquides, à la variation de ces effets de flexion 

 aux points d'attache, sous l'action de la poussée hydrostatique. 



J'ai repris alors ces expériences de gravitation au sein des liquides, en m'efforcant 

 d'éliminer celte cause d'erreur. Les difficultés sont telles qu'après trois ans d'efforts 

 infructueux, je considère une mesure précise de gravitation comme irréalisable au sein 

 d'un liquide. 



Au cours de ces essais, j'avais construit des balances de torsion sensibles à lo"' erg. 

 Les couples d'attraction réalisés atteignaient io~- erg. J'aurais donc pu mesurer des 

 variations du Yin^^oa- ^'^'s les eflets perturbateurs ont toujours é.lé supérieurs au 



— ' — d'er*"" 



1 ou ^ »• 



Pour continuer l'étude expérimentale de l'attraction newtonienne, j'ai 

 alors entrepris de vérifier si le mouvement du corps attirant ne modifierait 

 pas l'attraction qu'il exerce. 



Deux séries d'expériences ont été efl'ectuées. 



Dans la première, une balance de torsion, a^ant un levier FF {Jig- i) de 80'="' de 

 longueur, portait des masses AA pesant 20s ciiacune. Cette balance, portée par un fil 

 de platine L et enfermée dans une boîte métallique, était sensible à 10^" erg. 



En dessous de l'une des masses A, se trouve disposé, à l'intérieur d'une autre enve- 

 loppe métallique, un cylindre de plomb G, de 2.5'='" de diamètre, pesant 5o''S. 



Ce cylindre peut tourner autour d'un axe horizontal, qui était mis soit dans la 

 direction XX, parallèllement à FF, soit perpendiculairement à FF. en X'. 



Dans les deux cas, le plan vertical contenant le centre de la masse A passait par le 

 centre du cylindre. 



Le flux total de force entre C et A était de 2. 10-^ dyne, et, appliqué normalement 

 au plan ALF, il aurait produit un couple de y-^ d'erg, que la balance aurait accusé 

 par une déviation de plusieurs mètres sur l'écholle d'observation placée à 6"" de 

 l'appareil. 



D'ailleurs, la balance était sensiblement apéiiodique, et les conditions de stabilité 

 réalisées telles que je pouvais avoir une immobilité complète de la balance pendant 

 des périodes de plusieurs heures. Cette stabilité n'est troublée que par des micro- 

 séismes accidentels. Un séismographe témoin, du genre de ceux que j'ai précédem- 

 ment décrits (^), me renseignait au cas où un micioséisme intervenait au cour.s d'une 

 expérience. 



(]elle-ci consistait à observer d'abord le >pot pendant quelques minutes, pour 



(') Comptes rendus, t. liS, 1909, p. 1 161. 

 (-) Comptes rendus, t. l.ïG, igiS, p. S3a. 



