6o6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



s'appuie à des points choisis arbitrairement, et n'utilise ni toute la puis- 

 sance ni toute la sensibilité de ce moignon. 



2° La jambe arlificieUe est généralemeitt trop lourde. Son poids dépasse 3''^ 

 et, dans les cas d'amputations de cuisse, il atteint parfois 4""^ à S''^. De 

 là une inertie considérable pendant la marche, rendant celle-ci d'autant 

 plus pénible cpie le moignon est plus court. La progression s'elïcctue alors 

 par impulsions saccadées qui, lançant le membre artificiel, l'abandonnent 

 aussitôt à l'action de la pesanteur. 



3° Enfin les orticulations ne sont jamais calculées, quant à leurs excur- 

 sions et points d'arrêt, à leurs positions lelalives sur l'axe vertical du 

 membre, à la solidarité de leurs mouvements. D'autre part, on ne tient 

 pas assez compte de l'inclinaison du moignon, de la rétraction musculaire, 

 et des angles de flexion qui sont nécessaires à l'exécution automatique du 

 pas, si l'on veut éviter de « boiter » ou de « faucher » et pouvoix, en toute 

 sécurité, se livrer aux différents exercices professionnels. 



Mais, jusque dans les modes d'attache par bretelles et ceinture, on 

 semble négliger ou ignorer les lois naturelles de l'activité du membre 

 inférieur. 



Le système de jambes, qui fait l'objet de cette Communication, répond 

 aux conditions anatomiques, physiologiques et mécaniques de la Prothèse. 



Description. — Nous décrirons brièvement le modèle-type complet, celui 

 pour amputations de cuisse. 



On a fait usage, pour sa construction, d'un métal inaltérable, qui réunit 

 les qualités de l'acier à la légèreté la plus grande possible. Et la loi physio- 

 logique observée consiste à alléger progressis'ement l'appareil depuis le 

 moignon jusqu'à l'extrémité libre de la jambe. A cet effet, on forme le 

 pied de deux moitiés symétriques, en métal embouti, et l'on y loge un 

 mécanisme relié avec le genou. Ici, l'articulation a l'aspect d'une sphère 

 dont la partie médiane est occupée par une came spéciale, laquelle reçoit la 

 commande de lavant-pied. Lorsqu'on se trouve à la dernière phase du 

 pas, la médio-tarsienne joue pour donner l'impulsion au corps, et aussitôt 

 elle fait tourner la came à l'angle de llexion convenable. Dans ces condi- 

 tions, la marche s'effectue sans raideur, et surtout sans l'obligation de 

 « faucher ». Une butée, que présente la came, limite la flexion de sécurité 

 à 3o", et un second mécanisme, commandé au cuissard, permet de porter 

 à 90° pour s'asseoir, ou de laisser entièrement libre la flexion du genou, 

 ce qui est utile pour actionner une pédale de bicyclette, de machine, etc. 



