SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 19X7. 661 



Si l'on appelle a cet angle, F la pression du vent sur le panneau, P le poids 

 de l'appareil , L et / les distances du point de croisement des axes du cardan , 

 d'une part au centre du panneau et d'autre part au centre de gravité de 

 l'appareil, situé au-dessous du cardan, on a 



FL cosa = P/sina. 



Mais / est malaisé à déterminer ; j'ai tourné cotte difficulté par le procédé 

 suivant. J'ai disposé l'ensemble de l'appareil comme un fléau de balance 

 dont le couteau serait représenté par les deux tourillons de l'anneau interne 

 du cardan, et j'ai suspendu des poids marqués au centre du panneau- 

 girouette, jusqu'à obtenir l'horizonlalilé. J'ai déterminé ainsi le poids p 

 nécessaire pour équilibrer P/ par l'intermédiaire du bras de levier L; 

 p représente ainsi le poids qui exercerait la même action que P/ si / était 

 rendu égal à L. Il en résulte que les longueurs des bras de levier L et /dis- 

 paraissent de l'équation linale. Si F est la pression de vent déterminant 

 une inclinaison a, on peut écrire immédiatement 



I*" cos ot =ry) sin :x. 



Il faut maintenant exprimer la pression F' en fonction de la vitesse du vent. 

 La cliose est aisée, cette pression ayant pour éléments : 1° le facteur bydro- 

 dviiamique — ; 2" la densité de l'air 0: 3° un certain coefficient expéri- 



mental k\ 4° la projection de la surface du panneau sur la direction du 

 vent. Si S est cette surface, la projection est S cosa et l'équation devient 



— A b cos-a := p siii y.. 



3A'- 



Il nous faut, avant d'aller plus loin, indiquer les dispositions que j'ai 

 adoptées pour le panneau-girouette. Je l'avais d'abord construit de façon 

 qu'il soit vertical en air calme, mais les vitesses du vent variant dans des 

 proportions extrêmement considérables, un même panneau ne peut con- 

 venir à la mesure des brises légères de quelques décimètres par seconde et 

 des vents de tempête faisant à l'heure loo'^'" et plus, et cela d'autant plus 

 que les dispositions de l'enregistreur, même à la suite d'une modification 

 que je leur ai fait subir, ne permettent pas l'inscription d'angle dépas- 

 sant 42°. Un panneau assez grand pour obéir à une brise légère s'inclinerait 

 toujours de plus de 45" sous la tempête. Pour parer à cet inconvénient, j'ai 

 donné au panneau une inclinaison initiale de 45", en sorte que les angles 

 d'inclinaison s'expriment par 45 + a. Or, on sait que la variation du cosinus 

 d'un angle qui s'accroît progressivement de 0° à 90" est d'autant plus 



