SÉANCE DU t2 NOVEMBRE I917. ' 665 



en sorte (jue la Ioni;ueur des ordonnées dépasse à certains moments celle 

 qui correspondrait légitimement à l'inclinaison de l'appareil, même momen- 

 tanée, sous l'intluence d'un mouvement tourbillonnaire. Ici l'axe d'oscillation 

 du pendule étant dans le plan du cardan, reste immobile dans l'espace ou, 

 pour parler rigoureusement, n'a que des déplacements perpendiculaires au 

 plan d'oscillation et qui, par conséquent, ne peuvent communiquer au pen- 

 dule aucune vitesse. La masse lourde du pendule, étant dans le plan vertical 

 passant par l'axe de suspension, reste elle-même immobile dans l'espace, 

 ainsi que le style qu'elle actionne : c'est le cylindre enregistreur qui se 

 déplace devant le style immobile. Il en résulte que l'ordonnée ne dépasse 

 jamais par l'effet d'une vitesse acquise du pendule sa longueur légitime. 



L'appareil lui-même peut, il est vrai, prendre en s'inclinant sous la 

 poussée du vent, pendant une phase d'accélération de la vitesse de celui-ci, 

 une inclinaison dépassant plus ou moins, à un moment donné, celle qui 

 correspond à la vitesse vraie à ce moment. Mais cette cause d'erreur pourra, 

 je pense, être supprimée par un système d'amortisseur dérivant du même 

 principe que celui auquel je travaille en ce moment pour le bathyrliéomètre. 



Le graphique de direction {Jîg. 2) n'est pas non plus exempt de tous 

 reproches et les imperfections signalées pour le bathyrhéomètre et résultant 

 des vitesses acquises par le cadre dans les mouvements tourbillonnaires se 

 retrouvent ici, puisque la suspension planicentrique n'affecte en rien les mou- 

 vements du cadre tournant. Il en sera peut-être autrement lorsque j'aurai 

 pu, dans un nouveau bathyrhéomètre dont les plans sont prêts, substituer 

 à ce cadre tournant un second pendule oscillant dans un plan perpendicu- 

 laire au premier et ayant comm-e celui-ci son axe de suspension dans le 

 plan du cardan. 



J'ai obtenu, avec le bathyrhéomètre ainsi transformé en anémomètre, plu- 

 sieurs couples de graphiques correspondant chacune à une durée d'expé- 

 riences de 4o à 45 heures et par les vents les plus variés, depuis la faible 

 brise jusqu'à la tempête. Je n'ai pas l'intention de les publier car, à l'inverse 

 des marées qui se reproduisent identiques à elles-mêmes toutes les fois que 

 leur coefficient reprend la même valeur, le vent n'est soumis à aucune 

 règle que nous sachions formuler. C'est seulement par la comparaison avec 

 des graphiques pris simultanément sur une large surface de territoire qu'on 

 pourrait en tirer des indications intéressantes. 



D'ailleurs, tel qu'il est, ce nouvel anémomètre, s'il offre l'avantage d'in- 

 scrire de façon continue la direction et l'intensité du vent et celui de pou- 

 voir fonctionner sous tous les climats et à toutes les altitudes sans risques 



C. R., IJ17, 1- Semestre. (T. 165, N* 20.) ^7 



