702 ACADEMIE DES SCIENCES. 



pour connaître la répartition au moins approximative des doses efficaces 

 dans les tissus. 



Or si la détermination de la qualité est des plus faciles à l'aide du radio- 

 chromoniètre de Benoist ou de ses dérivés, celle de la quantité est beaucoup 

 plus difficile. 



Le médecin qui dose, avec les procédés couramment employés et à l'aide 

 de l'unité H, l'énergie radiante qu'il croit distribuer aux tissus patholo- 

 giques, commet habituellement de très grosses erreurs d'appréciation en 

 plus ou en moins, d'où les accidents et les échecs. 



L'une des principales causes de ces erreurs est que la radiothérapie pro- 

 fonde exige des rayons très pénétrants et très filtrés, et que ces rayon- 

 nements n'agissent pas assez sur les réactifs chimiques pour permettre la 

 précision des doses. 



La méthode fluoroscopique ne présente pas cet inconvénient. 



J'ai décrit antérieurement (') un fluoromètre à étalon de radium. 11 a 

 l'inconvénient de nécessiter un étalon d'un prix, élevé. J'ai cherché à substi- 

 tuer un étalon himineux au radium, et à éviter les inconvénients des pre- 

 miers essais qui avaient été faits il y a longtemps dans cette voie par Con- 

 tremoulins et que j'avais tentés moi-même sans arriver à une précision 

 suffisante. 



C'est cet appareil nouveau que je présente aujourd'hui. 



On regarde au moyen d'une lunette monoculaire ou binoculaire une 

 lunule de verre dépoli ou d'opaline divisée en deux moitiés. 



Une moitié est éclairée en arrière par la luminescence d'un petit écran 

 de platinocyanure de baryum irradié par le rayonnement X étudié; l'autre 

 moitié est éclairée par une lampe électrique étalon fonctionnant sous un 

 voilage rigoureusement déterminé et dont le rayonnement traverse des 

 écrans de verre bleu, jaune et vert appropriés de manière à obtenir une 

 teinte exactement semblable à celle de la lluorescence du platino-cyanure. 

 Entre ces écrans et la lunule se trouve placé un diaphragme réglable accolé 

 à un verre dépoli qui permet de modifier l'intensité de l'éclairement dans 

 un rapport qui varie de i à 12 environ. 



Les deux principaux inconvénients des appareils fluorométriques sont 

 les suivants : 



i" L'écran de platino-cyanure de baryum risque de brunir si on l'expose 

 trop longtemps au rayonnement. Cet inconvénient n'est pas négligeable 



(') Hadloinélric Ihiiiioscoijiqiie, 19111. Steinlieil, ùdileur. 



