SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE I917. 79I 



connue et pouvant être vérifiée facilement de temps en temps au thermo- 

 mètre. Les produits condensés dans chaque tube analyseur ainsi cliauffé 

 extérieurement à température constante peuvent être évacués à h» lin de 

 chaque opération et même pendant la marche, grâce à un petit siphon 



LâMi^^. 



qui, partant du fond de chaque tube analyseur et traversant le ballon, 

 aboutit dans un petit entonnoir sphérique à double paroi avec circulation 

 d'eau, placé simplement sur une éprouvette graduée. Ces six siphons sont 

 munis vers la base d'un petit renflement latéral destiné ù loger un léger 

 index de mercure placé dans la courbe inférieure du siphon. 



L'essence à examiner est placée en charge dans un petit réservoir 

 dont le tube de vidange en cuivre très fin, muni d'un robinet à pointeau, 

 vient s'engager par un joint en caoutchouc dans un tube de verre fixé dans 

 le col du premier analyseur, à la hauteur du premier plateau. Le réglage 

 de l'admission se fait aisément, grâce à ce pointeau, de manière à pouvoir 

 toujours compter les gouttes qui tombent. Ce premier analyseur, qui est 



