792 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



chauffé par les vapeurs d'une fraction bouillant entre i5o°-iGo'', est donc 

 alimenté directement en liquide ; servant en même temps de vaporisateur 

 son chauffage devra être réglé. 



Chaque goutte d'essence qui arrive dans ce premier analyseur est donc 

 instantanément soumise au fractionnement. Elle abandonne dans le premier 

 analyseur tous les produits condensables vers ido"; les vapeurs des frac- 

 tions plus légères continuant leur course viennent s'analyser à leur tour 

 dans le deuxième élément chauffé par une fraction bouillant entre l 'io" 

 et i4o° et n'y laissent que les produits condensables entre i3o° et i jo", et 

 ainsi de suite jusqu'au sixième analyseur qui, chauffé par les vapeurs d'une 

 fraction bouillant à 5o"-6o°, ne laisse sortir que les éthers condensables 

 au-dessous de So", mais retient les produits condensables entre 5o° et 70". 

 Les éthers plus volatils, condensés dans un petit réfrigérant qui prolonge 

 le tube abducteur du sixième élément, sont recueillis à part. 



Pour compléter le travail de chaque analyseur et éviter les entraînements 

 mécaniques, chaque tube abducteur est muni d'un petit déflegmateur 

 Vigreux. Un courant d'eau refroidit l'ensemble des condenseurs. 



Résultats. — Par l'opération ainsi conduite, on obtient en volumes, 

 dans un temps très court, un diagramme du fractionnement de l'essence 

 pour des écarts de 20" en 20° de température, volumes lus directement sur 

 la graduation des éprouvettes ou représentés graphiquement par les hau- 

 teurs des liquides dans des tubes de mêmecalibre, posés devant une feuille 

 préalablement graduée horizontalement. 



Cet appareil a permis de faire, parallèlement avec la méthode officielle 

 donnée par l'Aéronautique militaire, des courbes moyennes pour 1914- 

 1915-1916 des essences destinées à l'aviation. 



Avantages. — 1° Le réglage direct de la vitesse de distillation est assuré 

 par le robinet pointeau. 



2° Il n'est guère possible, dans un ballon distillatoire ordinaire, de 

 pousser la distillation d'une essence ou d'un produit volatil jusqu'au bout. 

 Il reste un résidu qui a été soumis à une surchauffe prolongée et nuisible. 

 Par notre appareil, le fractionnement complet de chaque goutte dès son 

 admission est bien préférable. 



3° Chaque analyseur est à l'abri des remous d'air, grâce à la gaine de 

 vapeurs qui l'entoure et, comme les bains extérieurs sont de même nature 

 que les fractions obtenues, les variations de la pression atmosphérique sont 

 sans influence sensible sur le fractionnement. 



