i02 NUOVI APPARATl FOTOMETRICI. 



fcsta anche in grandi aperture, pone le due iminagiui in circostanzc diverse. In sccondo 

 luogo, non vedondosi siuuillaneanicnlc le due inimagini, il giudizio dell'eguaglianza nianca 

 della necessaria precisione. Ma dalla coneordanza dei risullali si puo infcrire, ciie la 

 somma perizia dcll'osservalore siippli a! difello del metodo. 



U sig. Wollaston immagino da principio, di far passare in una camera oscura un fascio 

 di ra"gi solari, a traverse una piccola apertura circolare, praticata in una foglielta nietal- 

 lica. Nella direzionc di quesli raggi poneva un cilindro opaco , clie projeitava la sua 

 ombra sopra un telajo. Collocava quindi una candela di eera in tal posizione, clie la se- 

 conda ombra projcltata dal cilindro divenissc cguaic in inlcnsila alia prima. II rapporlo 

 d'intensila dellc due sorgenli luuiinosc era quindi dedotlo col calcolo dipendente dal dia- 

 nielro del foro, e dalle dislanzc dal telajo tanto del foro che della candela. i, questa una 

 riproduzione del uictodo di Bougner ad ombre projctlate. Lo stesso fisico per6 altban- 

 don6 in seguito il metodo dellc ombre, cd cbbc ricorso al metodo dclle immagini ridessc 

 dal bulbo del lermomelro , di cui si c gia parlalo indietro. Assumendo come unita di 

 inisura nei successivi confronli deU'inlensita del sole e di Sirio, I'intensita della candela, 

 falle le nccessarie correzioni dipendenti dai dati deU'esperienza , e tenuta a calcolo la 

 pcrdita di luce operala dalla rillessione, venne egli alia conclusione, che lo splendorc del 

 sole e 20 mila milioni di volte quello di Sirio. 



Altri apparati sono fondati sul principio dell'cstinzione della luce, ossia sul modo di pro- 

 durrc siffalta riduzione d'inlensita luminosa degli astri, da divenire essa insensibile all'oc- 

 cUio. Talc c il processo del sig. Kohler, come rilevasi da una sua Nota inserita nelle Efemeridi 

 del si". Bode pel 1789. Egli, invece di coUocare innanzi al telescopio varie aperture di 

 diametro successivamenle ridolto, come pratieava Hersebel, poneva innanzi al suo objel- 

 tivo di 49 centimctri, un apposite appareccliio a diaframma quadrate, di cui, con oppor- 

 tuno meccanismo, faccva variare la lunghczza della diagonalc, e quindi Farea del qua- 

 dralo aceessibile alia luce. CoU'inlera apertura del quadrate abbracciante lutto il diametro 

 deU'objettivo si vedevano le stcllc di 9." a iO." grandczza, e quesle si estinguevano, non 

 allrimcnli die quelle di ordine superiore, a misura cbe si veniva restringendo I'area del 

 quadrate, la quale era desunta medianle una misura in millimetri, che foruiva il raceorcia- 

 nienlo successive della diagonale del quadrato. Ma qui pure I'influenza che i bordi del dia- 

 framma esercitano sul cammino dei raggi, e quindi sopra i diamelri delle immagini, rendc 

 questo processo mancante della voluta precisione. 



Ai)poggiato alio slcsse principle dell'cstinzione della luce, ma esente del difelto nalo 

 dalla riduzione della superficic deU'objettivo, e I'apparalo proposlo dal sig. conic Xavier 

 De Maistre. Dispose egli di due prism! , uno di vetro azzurro, I'altro bianco, in modo 

 che la luce allravcrsante il parallelepipedo nato dalla lore unione, non avesse a provarc 

 nel cemplcsso una decomposizione prismatica sensibile. II prisma azzurro era cosi sot- 

 lile, che Irasmetlcva la luce delle piu piccole stellc, nientre che sulla base opposta alio 

 spigolo aculo era tolalmenle cslinta la luce dclle piii brilkinli. Fra le molte dillicolta cui 

 e soggetlo questo strumcnto, basta citare rimpossibilita di applicare un tal parallele- 

 pipedo davanti ad un objctlivo di discrcta apertura, colla eomplicazione di dovernc calco- 

 larc il corrispendcnte assorbimento. Collocate infatli davanti 1' objctlivo, i raggi che con- 

 corrono alia formazione deirimmagine avrcbbero altraversato spessori di vetro azzurro 

 assai dissimili. 



