.456 Giuseppe Fagnoli 



in basso della sua corsa , onde lo strnmento non darebbe 

 alcun imlizio di qiiella piogjjia, comeche fosse copiosissima. 

 La niisura d(^ll' acqua indicata da questo Udometrografo sa- 

 ra diinque difettiva per le niaggiori pioggie, mentre I'ab- 

 biaino riconosciuta eccessiva nel precedeiite: cio che porta 

 im doppio errore nella determinazione del rapporto, che 

 cone fra le pioggie cadiite nelle due locality in cui sono 

 situati tali strumenti. 



A qnesti difetti , che ho rilevati negh Udometrografi 

 adoperati a Greenwich, ed alle difficolta che s' incoiitrereb- 

 bero ricorrendo ai niezzi piii dehcati invero, ma assai piu 

 indaginosi usati negli altri strumenti suddescritti, ho credu- 

 to di provvedere coll' Udometrografo, che mi faccio ora a 

 descrivere, in cui mi parve d' avere a bastanza soddisfatto 

 alle condizioni di semplicita nella costruzione e nell'uso, e 

 di esattezza nelle indicazioni; alcnni particolari del quale 

 mi vennero suggeriti da una macchiuetta analoga impiega- 

 ta a misurare le successive tensioni del Gas, che serve ad 

 illuminare la citta. 



Componesi questo di tre parti principali , e cioe di un 

 Udometro comune, di un Galleggiante , e di un Gilindro ora- 

 rio (Tav. XXII.). -•• 



L' Udometro e formato da un imbuto , o vaso cilindri- 

 co A del diametro di 0"', 5, terminato inferiormente in un 

 cono rovesciato, dal vertice del quale parte un tubo BD, 

 che s' innesta in un cilindro verticale CC presso la sua in- 

 ferior base , nel quale versa la pioggia raccolta dall' imbu- 

 to A. Questo recipiente cilindrico CC esattamente calibra- 

 to ha il diametro alcun poco minore di 0"", 25, cosi che 

 la sua base interna unita a qiiella del tubo BB formino 

 una superficie esattamente sub-quadrupla di quella , colla 

 quale 1' imbuto A raccoglie la pioggia. Stabilendosi ora che 

 le osservazioni si raccolgano ogni 24 ore, dovra il recipien- 

 te avere un'altezza, che superi alquanto il quadruplo del- 

 I'altezza massima a cui giungano le acque piovute in 24 

 ore, la quale varia nelle diverse localita, ma che qui non 

 e mai giunta a 0"" , 1 , come consta da' registrl Udometri- 

 ci di questo nostro Osservatorio : laonde basta per noi, che 



