Degli Strumenti JNIeteorologici 147 



fermancKine la carina di vetro alia tavoletta, e rendendo- 

 ne mobile la vaschetta ed atta eziandio a galleggiaie piii 

 o meno suU' acqua, secondoclie, per la diminuita od ac- 

 cresciuta pressioue atniosferica, una maggioic (juantita di 

 nieicuiio passa dalla vaschetta nella carina o da questa 

 in quella. Un filo di seta parte dall' orlo della vaschetta , 

 e si va ad avvolgeie e fissare sulla gola di una mobilissi- 

 nia carrucoletta sovrastante, meritre un altro filo attacca- 

 to per un suo capo alia gola medesima vi si avvolge in 

 verso contrario, e discendendo alcun poco in basso so- 

 stiene nel suo capo libero uu picciol peso. Da cio deiiva 

 che il vario galleggiamento della vaschetta fa giiare la car- 

 rucoletta, quando da una parte e quando dall'altra, in- 

 torno al suo asse , e fa girare insieme un indice , che le 

 e congiunto e descrive una circonferenza circolare sulla 

 quale sta tracciata la scala. Nuova e ingegnosa e 1' idea 

 della vaschetta galleggiante , e molta e la sensibilita del 

 barometro, die invero ritrae da essa il principale suo 

 pregio (1). 



Vol. XXX. pag. 41 e seg. — Di un nuovo Barometro e di un nuovo Ba- 

 romelrografo per le osservazioni meleorologiche , Memoria del socio sig. Bar- 

 tolomeo Bertoncclli. 



(1) Nenimeno va preterilo il Barometro immaginalo e coslniUo dal mio 

 egrcgio concittadino, che mi fu prima discepolo e poscia collega nel palrio 

 Liceo di Lugo , ed ora 6 prof, di Belle Letiere in Forli , il sig. Domenico 

 Bongiovanni, ii di ciii norae ft diveniUo assai chiaro segnataraente pel suo 

 Nuovo Commenlo Slorico-Morcde-Esletico della Divina Commedia. La Fig. .-1 

 deir uniia Tavola di a vedere il Barometro e la sua tavoletta di sostcgno ; 

 ed il seguente brano della lettera 11 Febbraio 1867, colla quale lo fece co- 

 noscere a me , servira pure a farlo conoscere a' laiei leltori , die appreuderan- 

 no eziandio come venisse indotto a immaginarlo. 



„ Quatiro anni fa un orologiaro di Forli mi comunic6 una sua idea circa 

 alia costrnzione dei Baromctri corouni a sifone : egli pensava die piegando il 

 tubo ad angolo retto inferiormente s' avrcbbe fisso il livcllo , stendendosi ii 

 mercurio sempre suU' orizzontale. Mi piacque il pensiero e I' incoraggiai a fa- 

 re 1' esperimento: ma nulla fiu qui, forse perchi, diceva egli^ non s' aveva 

 cosi una forma convenienle all' uso di questo strumento. 



„ Quindici giorni fa mi venue il pensiero di provare. Preparata una can- 

 na piegata ad angolo retto, Irovai che il livcllo rimaneva costante; da che 

 aggiungeodo o togliendo del mercurio dal braccio orizzontale , non s' alterava 



