15i Lorenzo Della Gasa 



e comiine al precedente, di iion tenere in conto veruno 

 i cangiamenti di temperatura (1). 



Passati in esame tanto i diversi strumenti dei quali fa 

 uso la ineteorologia , qiianto i piocessi pei quali o posso- 

 no gl' indicati strumenti rcndeisi grafici e conseguente- 

 mente capaci d' indicazioni continue , o non possono essi 

 dar queste indicazioni se non solo ad cguali e deterniina- 

 ti intervalli di tenqio , e notati gl' inconvenienti die ac- 

 conipagnano questi piocessi, verro in adesso dicendo di 

 qual altro mi paia clie per indicazioni continue si possa 

 far uso con maggiore seinplicita e con ispesa minore. E 

 la propiieta decomponente della coirente elettrica die si 

 e presa per fondainento del nuovo processo , il quale e 

 il seguente. 



Sopra un basamento triangolare ABC (Tav. 5. Fig. I. ) si 

 elevano tre colonnette D, D', D" , le quali sostengono due 

 architravi EFG , E'F'G\ di tanto 1' uno al di sopra del- 

 r altro di quanto fa d' uopo, perclie possano rimanervi 

 frapposti quattro cilindri //, H' , H" , H", tutti di ugua- 

 le altezza. Ognuna di queste parti e di legno. Nel mezzo 

 dei tre lati dell' architrave inferiore sono infissi per le 

 ioro basi tre parallelepipedi o pilastrini parimenti di le- 

 gno , che servono a sostenere 1' architrave superiore , e 

 coUe Ioro cime un po' assottigliate passano attra verso di 

 questo per tre appositi fori , e nel piccolo tratto onde ne 



(1) Slavasi pubblicando qiiesta Memoria , qiiando mi sono giunli i fogli dei 

 5 e 9 Liiglio 1867 del Giornale francese Z,a 5ciVnce ^ iiei quali sono descritti 

 i Registralori delle oiservazioni nieteorologiche ultimaraente proposli da Stefa- 

 no Regnard. Sono stali immaginati pcrchS dieno indicazioni continue , venendo 

 messi in azione dalia corrente eleltrica ; ma peccano anch' essi di complica- 

 zione di parti, ed in pratica troverebbero forse un troppo forte ostacolo ne- 

 gli attriti non isprezzabili che dovrebbcro siiperare. 



Anche il P. Barnabila Bertelli immagin(t im Reghlratore meteorologico , ne\ 

 quale facendosi uso della comune macchina lelegiafica del Morse regolala dal 

 pendolo , e quindi anche della correnle della pila , si avrebbero non continue 

 ma periodiche le indicazioni degli strumenti meteorologici. Annunzi6 questo 

 suo Irovato nel Foglio del 28 Aprile 1857 della Gazzelta di Bologna, ma 

 Don ne ha ancora data la promessa descrizione. 



