Degli Strumenti Meteorologici 163 



sottile, ma non acuta, e un poco protratta verso la car- 

 ta sino a toccarla. La punta dev' essere di solo ferro , per- 

 ciie questo, e iioii rottone,e valevole per la colorazione 

 della traccia della curvadiurna ; e la spirale si comporra di 

 tal nuniero di giri,da peter compensare co'suoi allungamen- 

 ti accorciamenti, prodotti dalle variazioni di teniperatura , 

 i ristriiigiinenti o allarganienti dell' archetto di compensazio- 

 ne. E inutile uotare, clie dalla lunghezza della spiiale e 

 della sua punta dipenderanno i siti, ove sul basamento 

 ABC dovranuo fissarsi i sostegni della leva 3IN o del ba- 

 rometro qRS ; e clie 1' estremita dell' altro ramo dell' ar- 

 chetto compcnsatore dovra farsi terminare in un globetto 

 o ingrossamento qualunque siasi, per compensare col suo 

 il peso della spirale su nientovata e cosi mantenere la 

 leva pill facilmente in bilico. 



Dopo quanto si e fin qui detto del barometro, poco 

 resta a dire del termometro e dell' igrometro. Circa il ter- 

 mometro, e necessario die sia aperto alia sua sommita. 

 acciocclie , sostituito al barometro nella Fig. I, vi si possa 

 sovrapporre e adattare la parte rappresentata nella Fig. II. 

 opportunainente modificata in quanto alle dimensioni del- 

 r intcro cilindretto cle e della sua pai'te sporgente Se. 

 Si adopera aperto a Kiew, ed e aperto ne' sistemi accen- 

 nati del Liais e del Du Moncel , ossia in tutti i casi, nei 

 quali si e avuto ricorso alia corrente elettrica. Per tal 

 modo riparasi anzi al noto spostamento dello zero, giusta 

 r opinione di coloro, clie lo ripetono da una diminuzione 

 di capacita del serbatoio , cagionata dalla pressione atmo- 

 sferica esteriore non abbastanza contrabbilauciata da quel- 

 la del liquido interno de' termometri chiusi. E perche nel 

 caso nostro il termometro abbia, non potendo essere ca- 

 pillare il suo tubo, a contenere cio non pertanto una 

 piccola quantita di mercurio, e perche quindi non abbia 

 ad essere tardo nelle sue indicazioni , non importa che la 

 sua scala si estenda fino al punto della ebollizione , nia 

 basta die saiga a poco piu oltre quel grado, che 1' os- 

 servazione avra fatto conosceie essere il massiino per quel- 

 la localita. E cosa ovvia, che siccome i movimenti del 



