38 



pitmo , e mollo meno una scala campione, clic riuniscano tulle le qualità lit'liic- 

 slo in tali strumenti dagli usi geodetici. 



La scala campione dell' OIEcio è una lunghezza di cinque piedi inglesi , di- 

 visa in 600 particelle indicanti ciascuna la decima parte del pollice. Queste divi- 

 sioni sono segnalo sopra un tubo di ottone spianato nella sua sommità , e clic 

 si appoggia so|)ra una riga mediante due talloncini s])orgcnti dal tubo stesso , 

 ciascuno distante dall' estremità più prossima della scala per un quarto della lun- 

 ghezza totale. Scconilo le sperienze del sig. Bailif , la lunghezza riunita de tre 

 piedi di mezzo della scala napolitana , ossia la lunghezza del Yard centrale di 

 essa scala, è maggiore della lunghezza del Yard centrale della scala della società 

 astronomica per 0,000268 di pollice inglese^ ossia per circa i/ji)o di millimelro ; e 

 la dilalazionc del tuho è di 0.0000 io6i)2 per un grado del termometro àìFalireinhcil. 

 Questi due dati bastano per mettere in relazione la scala napolitana con quella della 

 società aslionomica di Londra; ed il rapporto di quest'ultima al metro, essendo 

 slato determinato con grande esattezza , con la medesima scrupolosità risulla co- 

 nosciuto il rapporto della nostra scala alla misura universale. E vero che le ri- 

 duzioni dell' una all' altra misura sono molto penose in quanto ai calcoli , ma 

 non può rimanerne per ciò menomamente alterala 1' esattezza dei risultamenti. 



Il C()mparator(? di Traiiglon è un islrumento forse il più perfetto nel suo 

 genere sinora conosciuto. Esso consiste in una lunga riga sulla quale possono 

 muoversi e fermarsi convenevolmente due microscopi portali da colonnette di ot- 

 tone. Le misure si prendono su i fili de' due microscopi , e per apprezzarle sino 

 all' ultimo scrupolo , ciascun microscopio è fornito di una vile micrometrica , 

 venti giri della quale corrispon(lon() alla lunghezza di un decimo di pollice in- 

 glese ; e poiché un giro della vile è indicalo dalla rivoluzione di una circonfe- 

 renza di cerchio divisa in 100 parli , ne segue evidentemente che con la vite 

 micrometrica si può apprezzare la 2000'""" parte di un decimo di pollice , il che 

 equivale ad 1/800 di millimetro circa. L'ingrandimento lineare dei microscopi 

 essendo di ben Tcntisette volte , il movimento della vite per una sola parte del 

 micrometro , ossia per i;8oo di millimetro riesce abbastanza sensibile. Non è qui 

 il luogo di descrivere tutti i movimenti del comparatore , per portare le misure 

 nel fuoco dei due microscopi , per orizzontarle , per rendere paralleli gli assi 

 ottici dei microscopi stessi , e quanto altro occorre per far uso di uno stru- 

 mento cos'i delicato , il quale esige nell'osservatore non poca diligenza! ed ocula- 

 tezza , tanto per la conservazione di esso , che per la giustezza del risullameuti. 



Premessa questa breve notizia intorno al campione ed al comparatore pos- 

 seduti dal R. Officio topografico , passiamo a parlare del palmo siciliano , og- 

 getto principale di questa nota. 



Dopo la rettificazione del palmo napolitano , restituito con la sullodata legge 

 del 6 aprile i84o alla sua lunghezza e nobiltà primitiva., era mollo importanle 



