/3G Agrikulturchemische Untersuchungsmethoden. 



Ein konstantes Luftbad, von H. Grimsliow.^) 



Dasselbe imterscheidet sich von dem oben beschriebenen Adam'schen 

 Apparat durch das Fehlen des Thermoregnlators. Es besteht aus dem 

 Trockenraum, dem Luftmantel, dem Träger und dem Deckel. Die Form 

 ist cylindrisch. Die Flamme sclilägt nicht direkt gegen den Boden des 

 Trockenraumes, sondern gegen eine eiserne Platte, die Verbrennungsgase 

 werden durch die im Träger angebrachten Kamine abgeleitet. Der Trocken- 

 raum ist aus ^/'4 " (engl.) dickem Gufseisen oder Messing hei-gestellt. Der 

 Luftmantel besteht aus einem über die Wand des Trockenraumes zu stül- 

 penden Cj'Hnder mit doppelten Wänden und durchlöchertem Boden. Die 

 erhitzte Luft zirkuliert zwischen den Wänden des Trockenraumes und des 

 Cj'linders und tritt durch den durchlöcherten Boden in den Trockenraum 

 ein, welchen sie durch einen in dem Deckel angebrachten Schornstein verläfst. 



Neuer Apparat zum Austrocknen von Substanzen aller Art 

 im luftverdünnten Räume, von D. Sidersky. 2) 



Die Thür eines kleinen, doppelwandigen Heifswasser-Trockenschrankes 

 wird durch Kautschukdichtung luftdicht verschliefsbar gemacht, so dafs eine 

 Evakuation des Innenraumes ausgeführt werden kann. 



Der Wageningen'sche Trockenschrank, von E. Wrampel- 

 meyer. 3) 



Ergänzend zu früheren Mitteilungen*) bringt Verfasser nun die Be- 

 schreibung dieses Apparates, welcher das Austrocknen im Leuchtgasstrom 

 bei der Temperatur des siedenden AVassers gestattet. Das aus dem Apparat 

 austretende Gas speist die Heizflamme desselben und glülit das Leuchtgas, 

 bevor es durch die Trockenrölu'e in den eigentlichen Trockenraum gefühlt 

 wird. Der Verschlufs desselben nach oben wird durch einen Deckel, der 

 mittelst Gummierung und Bajonettversclilufs festzumachen ist, bewerkstelligt. 



Neuer Trockenschrank für konstante Temperaturen, von 

 Hermann Greff.^) 



Verfasser verwendet Salzlösungen von bestimmter Konzentration. Um 

 ein Verdunsten des Wassers, bezw. ein Konzentrieren der Heizflüssig- 

 keit zu vermeiden, ist eine Kühlvorrichtimg angebracht, welche so regu- 

 liert ist, dafs in dem Mafse, als Wasser verdampft, Wasser wieder 

 zufliefst. Verfasser hatte den Apparat drei Monate lang ununterbrochen in 

 Thätigkeit, die Temperatm-schwankungen betrugen in dieser Zeit kamn 

 ^J2 ^ C. (auf 105 C. eingestellt). Der Apparat ist zu beziehen von 

 C. Gerhardt & Maniuart, Nachfolg., Bonn. • 



Eine neue Form des Luftbades, von M. A. Adams. ß) 



Der vom Verfasser angegebene Apparat, nur durch Zeichnung ver- 

 ständlich, soll der Fordening: in aUen Teilen konstante Temperatur zu 

 besitzen, genügen. Verfasser erreicht dies, indem er einen konstanten 

 Strom trockener Luft auf die gewünschte Temperatur bringt, bevor der- 



1) Journ. Soc. Chem. lud. XI. 671; Chem. Centr.-Bl. 1890, II. 193. 



2) Zeitschr. anal. Chem. 1890, XXIX. 283. 



^) Landw. Yersuchsst. 1890, XXXVIII. 1. Mit 1 Tafel. 

 ■*) Ibid. 1889, XXXVI. 287; dies. Jahresber. 1889, 687. 

 5) Zeitschr. angew. Chem. 1890. 326. 

 •5) Anal. XIV. 222. Chem. Ceutr.-Bl. 1890, I. 148, m. Abbild. 



